J. R, Sc/>hier: neuer Ze'nhnunm^s- Apparut . 303 



2. Kann hierzu jedes Mikroskop verwendel werden und selbst 

 eine gute Loupe genügt bei mäfsigen Ver^rölserungen. 



3. Liefert er ein klareres und helleres Bild, ;ils die anderen er- 

 wähnten Zeiclinungs-Apparale, da weder eine (ilastafel, noch Paus- 

 papier verwendel wird, somit das Bild uiiniillelbar duich die Ob- 

 jcelivlinse auf das Zeichenpapier geworfen wird. 



4. Bleibt man mit demselben in jedem Momente vollständig 

 Herr des Mikroskops und der Heleuehlunasvoirichtung, so d.'ifs man 

 ganz nach Belieben neue Objecle auflegen, die atifgelegleti beliebig 

 richlen und verschieben, eine schärfere oder schwächere übjecfiv- 

 linse abnehmen oder aufschrauben, den Objectentisch höher oder tie- 

 fer schrauben kann, bis das Licblbild sich genügend scharf dar- 

 stellt, dafs man das Licht verstärken oder schwächen, bei wenigen 

 durchsichtigen Körpern die Beleuchlungslinse in Anwendung brin- 

 gen und überhaupt ganz frei und ungebindcrl manipuliren kann, 

 ohne die bequeme Stellung am Arbeitstische auch nur im gering- 

 sten zu verändern. 



5. Gestallel er die Revision und Conirolle des gezeichneten Bil- 

 des; mau darf nur das Blatt, worauf sich die Zeichnung befindet, 

 vorwärts oder rückwärts schieben, um das Originalbild und die Copie 

 gleichzeitig vor sich zu haben und beide mit einander zu vergleichen. 



6. Ist das Nachzeichnen leicht und bequem, da es auf der Flä- 

 che des gewöhnlichen Arbeitstisches vorgenommen werden kann, 

 der als solcher gewifs so couslruirf und aufgestellt ist, um nicht zu 

 schwanken oder zu rütteln. 



Der Apparat wird aber auch in anderer Richtung die Benützung 

 des Mikroskopes erleichtern. Man kann mit demselben die klein- 

 sten Körper sicher abmessen. Es bedarf hierzu nicht niehr, als das 

 .Abmessen des Lichtbildes mit einem Zirkel oder Zollstab und die 

 Berechnuut; nach dem Veihällfiisse der eben eingestellten und be- 

 kannten Vergröfserungslinse. Winnertz hat beispielsweise in den 

 Diagnosen seiner Ceratopogonen und Sciarinen genau angegeben, in 

 welchem Verhältnisse die Abstände der ein/.elnen Seclionen des 

 Flügelrandes zu einander stehen. Das Messen dieser Abstände bei 

 Flügeln von kaum \"' ist schwierig und die Ocularschätzung un- 

 sicher, zumal dann, wenn es heifst, der Abstand I .2.3 des Vor- 

 derrandes verhalte sich wie 48 : 5 : 47 oder die relative Länge des 

 Melalarsus und des zweiten Fiil'sgliedes verhalte sich wie 65:35 etc. 

 Mit meinem Apparate ist diese Schwierigkeil beseitigt, man braucht 

 nur einen Zolistab oder ein in Linien eingetheilles Stück Papier in 

 das Kästchen anzubringen, um diese Verhältnifszahlen mit aller Be- 



