Vni. Die Centrifugirung des Plankton. X19 



von 20 111 111 DiircliiiicsscM- sitzen um die Welle, wek-lic mittelst einer 2 m langen 

 starken Schnur zweimal liintcreiuaiKler abgezogen wird, wodurcli jedesmal der 

 Apparat auf die Dauer ca. 2 Minuten von selbst läuft. Die Kölirchen sind von 

 unten her durch einen Messingcylinder umgeben, welcher sich mitdreht. Der ohne- 

 dies nicht leichte Apparat musste in einem festen Kasten angebracht werden, so- 

 dass das Gesammtgewicht recht erheblich wurde. Vm das lästige Abziehen zu 

 vermeiden, construirte mir der Maschineningenieur Stehr eine Vorrichtung, sodass 

 der Ap))arat jetzt mittels eines Handrades in Betrieb gesetzt werden kann, wie es 

 beim I^a utenscliläger'schen Apparat der Fall ist. An Bord moderner .Schilfe 

 hält es leicht, den Betrieli durch einen kleinen Electromotor zu erwirken, wodurch 

 das Arbeiten sehr erleichtert wird. Im Allgemeinen möchte ich rathen, dem 

 Laufens chläger- Apparat den Vorzug zu geben, mit der Modification, dass 

 statt zweier Hülsen mindestens acht in der Centrifugirscheibe sitzen, welche min- 

 destens 120 mm lang und 20 mm Lichteuweite haben. 



Audi dieser Apparat kann natürlich nicht überall hin seiner immerhin nicht 

 geringen Schwere und Grösse halber mitgeführt werden. Um dies zu ermöglichen, 

 habe ich mir einen Apparat consti'uirt, welcher auch dem kühnsten Bergsteiger, 

 falls es erwünscht ist. ülierall hin folgen und ohne die Hülfe eines andern l)edient 

 wan-den kann. Er ist mit einem Microscop und einem Zähitisch nebst allem Zu- 

 behör zur Messung in einem Kasten zusammen untergebracht, welcher nur 35 zu 

 39 cm hoch und breit ist und eine Dicke von 17 cm besitzt. In ein wasserdichtes 

 Futteral eingeschlossen, in welchem ein kleines Süsswasserplanktonnetz nebst Leine 

 untergebracht werden kann, wiegt dieser Kasten alles in allem nicht ganz 15 kg, 

 eine gewöhnliche Trägerlast. Das Futteral trägt Riemen, so dass alles bequem 

 auf dem Bücken trausportirt werden kann. 



Der Centrifugirapparat selbst, Avelchen ich zur Unterscheidung „Reisecenti'i- 

 fuge" nenne, wiegt nicht ganz 3 kg (s. umstehend). 



Er wird durch Abziehen einer Schnur ähnlich der Kreisselcentrifuge in Be- 

 wegung versetzt, muss jedoch während des Ablaufens in der Hand behalten werden, 

 da der leichte Bau kaum erlaubt, ilin irgendwo festzuschrauben. Der Fuss ist aus 

 Holz, der Rahmen aus einem gebogeneu kräftigen Bandeisen, welches durch Eisen- 

 rippen verstärkt ist. Aus der Abbildung erhellt die Form. Neun Messingliülsen 

 (e) von K» mm Lichtenweite und 115 mm Länge sind mittelst je 2 Haken an 

 einer Tragscheibe (d) eingehängt. Eine gieichgrosse Scheibe (b B) befindet sich 

 darüber, welche behufs Ein- und Aushängen der Hülsen auf- und abgeschoben 

 werden kann, und einen abnehmbaren Deckel, die Centiifugirscheibe (a) trägt, 

 unter der die lieim Gentrifugiren wagerecht stehenden Hülsen geborgen sind. Die 

 Hülsen haben unten einen Ausschnitt (e'), damit das Messrohr leicht ausgehoben 

 werden kann und auch eine Uebersicht über den Fortschritt des Genti-ifugirens 

 ermöglicht ist. ohne dass die Hülse ausgehängt zu werden braucht. Der Apparat ist 

 in der Werkstatt von G. Z Wickert in Kiel angefertigt und kostet 45 Mark daselbst. 



Bei grösseren Fängen von Diatomeen (Ghaetoceras) muss man die Messgläser 

 so weit nehmen, dass die centrifugii'te Masse nicht viel mehr als dreimal so hoch 

 wie breit ist. da sonst die Resultate zu ungleicli werden und die Fänge sich schlecht 

 absetzen. 



