VIII. Die Centrifugirung des Plankton. 123 



Ks wird eine 7-2 — i^/o l*l:'iil<t(>naul'schw('iniiiuiig dargestellt, also '/o — 1 ^^ 

 centrifugirten Materials auf lOO cc Wasser. Die Aufschwemmung geschieht in 

 einem langen Glascvlinder ohne Schnauze zum Abgiessen, damit beim Abschluss 

 mit der Hand während des Durchscliüttelns nichts verloren geht. 



Ist der Fang gut durchgeschüttelt, so entnimmt man mit einer Spritze aus 

 der halben Höhe der "Wassersäule ungefähr 1 cc Flüssigkeit. 



Die Spritze ist folgendermaassen beschaffen: Eine gewölniliche Glasspritze 

 läuft unten in ein kurzes gewöhnliclies Glasrohr von ca. 7 mm Durchmesser aus, 

 ,so (hiss man einen engen Gummisrlihiucli überziehen kann. Durcli den Guinmi- 

 sclihuich mit der Sj)ritze verbunden wird ein beiderseits offenes Glasmessrohr von 

 115 mm Länge und 5 mm Lic-htenweite. das in '.,„ cc eingetheilt ist und zw^ar 

 so. dass der Nullpunkt nicht an der unteren Oeffnung selbst, sondern einige mm 

 darüber liegt. (S. 122 Fig. a.) 



Ist die Probe von ungefölir 1 cc aus dem Mischungscylinder entnommen, 

 wiitl das untere Ende rasch durch einen genau einpassenden Gummistopfen (b) 

 verschlossen und bis zum Nullpunkt eingetrieben. 



Es wird nun abgelesen, wie viel Mischungswasser entnommen ist und notirt. 



Das Messrohr wird alsdann von der Spritze abgenommen, centrifugirt, wieder 

 an die Spritze gebracht, der Gummistopfen vorsichtig entfernt und durch einen 

 Druck auf den Spritzenstempel die unten angesammelte Plankton-Probe auf die 

 Zählplatte entleert, was meist in 2 Tropfen erreicht ist. 



Beim Wiederansetzen des Messrohres an die Spritze muss man darauf achten, 

 dass mau den Guiiimischlauch nicht weiter und nicht weniger überzieht, als der 

 Gummistopfen unten eingeschoben ist. Dadurch wird verhütet, dass im ersteren 

 Falle beim Abnehmen des Stopfens etwas wegspritzt, oder im letzteren eine Luft- 

 blase aufsteigt, was ein neues Centi'ifugiren nöthig macht. Was auf dem Gummi- 

 stopfen liegt, wird durch einen Spatel abgeti*agen. 



Einfacher gestaltet sich das Verfahren, wenn das Messrohr an die Spritze 

 angeschmolzen ist (c). Nur ist eine Centrifugirung dann unmöglich. Dann muss 

 man den Inhalt sich niedersetzen lassen und so lange auf die Zählplatte abti'opfeu, 

 resp. \on neuem zählen, bis in den 4 Tropfen nichts mehr enthalten ist, was 

 meistens beim dritten male schon der Fall zu sein pflegt. Natürlich muss man 

 darauf achten, dass die Spritzenstempel gut schliessen; die gewöhnlichen, aus zwei 

 Ledermünzen bestehenden (eine nach oben, die andere nach unten geschlagen), 

 thun ihren Dienst vortrefflich. 



Wenn auch diese Methode mit der grossen Genauigkeit der Stempelpipetten 

 nicht wetteifern soll, so liefert sie doch i-echt brauchbare Resultate, wie mir mehi'ere 

 Controllzähluugen gezeigt haben. 



Da man die beiderseits offenen Messröhrchen auch zum Centrifugiren der 

 Fangmassen überhaupt verwciulen kann, so beträgt die ganze Ausgabe hierfür den 

 Betrag für eine Glaspritze und einige dm rothen Gummisclilauclis. 



Da die nun zu zählende Planktonprobe den hundertsten Tlieil ungefähi- des 

 Gesammtfanges beti'ägt, *) so können also mathematisch nur die Individuen jedes- 



*) Die Samoafänge ergeben, dass in O.l cc contrifuiiirter Planktonmasse ungefähr 

 1000 Individuen sind. Dies kann natürlich sehr schwanken, meist ist es mehr. 



