Schneebeli, Dauer d. Berührung beim Stoss elast. Körper. 259 



Scheibe erschien das Pendel, das bei seiner horizon- 

 talen ßewegung^ über ein Blättchen schleift, oder aber 

 ein entweder frei- oder auf einer schiefen Ebene 

 fallender Körper, der während einer kurzen Strecke 

 seines Falles einen Strom schliesst. Beide haben 

 vor der Scheibe den grossen Vortheil, dass ihre Be- 

 wegung" ganz gleichniässig ist und in jedem Moment 

 ganz genau ermittelt werden kann. Ich benutzte das 

 erstere und zwar will ich seine Einrichtung beschrei- 

 ben, in der ich es nach vielen Bemühungen gebrau- 

 chen konnte. 



§ 1. Zeitbestimmung mit dem. Pendel. 



Das Pendel, das man zu der Calibrirung des Gal- 

 vanometers benutzte, besteht aus starr verbundenen 

 Stäben, wie es in Fig. I angegeben ist. Die Kugel 

 K^ welche die eigentliche Masse des Pendels aus- 

 macht, ist eine 11 Pfund schwere, durchbohrte Mes- 

 singkugel. Die Pendelstange P ist ebenfalls ein Mes- 

 singstab, in welchen der durch die Kugel gehende 

 Stift eingeschraubt ist. Um Schwankungen des Pen- 

 dels senkrecht zu seiner Schwingungsebene zu ver- 

 hindern, wurden bei C zwei dicke Kupferdrähte an- 

 gelölhet und oben in der Axe befestigt. Wenn man 

 nun die beiden Drähte vermittelst den Schrauben 

 tüchtig spannt, so ist es ganz unmöglich, dass das 

 Pendel auch nur kleine Schwankungen senkrecht zur 

 Schwingungsrichtung macht. In dem durch die Kugel 

 gehenden Stift sind neben einander drei Federn ein- 

 gelöthet. Es sind dies Stücke von Uhrfedern von 

 etwa 15™" Länge. Unter dem Pendel befindet sich 

 ein verschiebbarer Tisch, auf dem ein Streifen glas- 



