Ueber Gondensatoren im Allgemeinen nnd specielle 

 Beschreibung des Normalcondensators des eidge- 

 nössischen Polytechnicums. 



Von 

 Heiar. Schneebeli. 



Bei Anlass der Untersuchung eines neuen Kabel- 

 systems bot sich mir die Gelegenheit, an Gondensatoren 

 in umfassender Weise Vergleichungen anzustellen. Die 

 Bestimmung der Gapacität spielt bei Kabelvergleichungen 

 eine Hauptrolle. Sieht man von directen absoluten Capa- 

 citätsmessungen ab, so bildet die indirecte Bestimmung, 

 resp. Vergleichung, der Gapacität von Kabelstücken mit 

 einem Normalcondensator eine der einfachsten physika- 

 lischen Operationen, vorausgesetzt, dass der Normal- 

 condensator in der That die von der Theorie vorausge- 

 setzten Bedingungen erfülle. 



Im Anfange der Untersuchung stunden mir zu Gebote 

 Nr. 1 : ein Condensator unseres Laboratoriums (Dielectri- 

 cum besteht aus paraffinirtem Papier, die Belegung aus 

 Staniolblättern) und Nr. 2 ein Gondensator aus Paris 

 nominell von der Gapacität = | Microfarad. Es zeigten 

 indessen schon ganz rohe Versuche, dass mit diesen beiden 

 Apparaten auch nicht annähernd genaue Bestimmungen 

 möglich waren, da ihre Gapacität sowohl von Ladungszeit, 

 Werth des ladenden Potentials, Temperatur und andern 

 Umständen in der erheblichsten Weise abhängig gefunden 

 wurde. 



Für die Untersuchung der obigen Kabel wurde daher 

 die Gapacität direct in absolutem Masse nach später zu 



