Schneebeli, über Condensatoren im Allgemeinen. 179 



(lifferenzen), die ni;ui an einen Condensator, der zu 

 genauen Messungen dienen soll, stellen niuss. 



Die Capacität unseres Condensators wurde nach z^Yei 

 resp, drei verschiedenen Methoden in absolutem electro- 

 niagnetischem Masse bestimmt. 



Absolute Caxmcitätsbestimmung in electromagnetischem 



Masse. 



Unter Capacität eines Condensators versteht man die- 

 jenige Electricitätsmenge, welche er aufninnnt, wenn er 

 mit einer Electricitätsquelle vom Pontential P = 1 ge- 

 laden wird, also : 



^~ P 



Das allgemeine Verfahren zur Bestimmung der abso- 

 luten Capacitcät eines Condensators besteht kurz in fol- 

 gendem : Es wird zuerst diejenige Electricitätsmenge e 

 bestimmt, welche durch ein gegebenes Galvanometer iiies- 

 send an demselben die Ablenkung von einem Sealentheil 

 hervorbringt. Alsdann wird der Condensator mit einer 

 bekannten electromotorischen Kraft P geladen und nachher 

 durch dasselbe Galvanometer, welches jetzt einen Aus- 

 schlag von X Scalentheilen geben wird, entladen. 



Es besteht dann die Beziehung: 

 PC - ex 

 woraus C=-p. 



Zur Bestimmung von e sind wir nach zwei wesentlich 

 verschiedenen Methoden verfahren: 



1) Mit Hülfe der Voltainduction, indem wir 

 ein Verfahren einschlugen, das H. F. Weber für 

 seine bekannten Inductionsrollen angab. 



2) Mit Hülfe des Erdinductors. 



