Schneebeli, über Condensatoren im Allgemeinen. 185 



einem mittlem Durchmesser von 269""",38. Die Gesammt- 

 summe der Flächen, \Yelche von den Windungen um- 

 schlossen werden, betragen, für jede einzelne Lage be- 

 sonders berechnet 



F ^ 38,662 . 106^'"'». 



Die Bestimmung des Widerstandes des Multiplicators 

 ergab bei einer Temperatur von 24°, 8 den Werth 60,15 

 Quecksilbereinheiten. Das zu den Bestimmungen ver- 

 wendete Galvanometer ist das schon früher erwähnte 

 Spiegelgalvanometer mit astatischem Nadelpaar und einem 

 Widerstände von 2918 Quecksilbereiuheiten bei 17°,7. 

 Ueber die Bestimmung der Grössen W, a, P, x habe ich 

 weiter nichts hinzuzufügen und verw^eise desshalb bloss 

 auf das früher Gesagte. 



Die horizontale Componente des Erdmagnetismus H 

 wurde in gewohnter Weise gemessen. 



Der Werth der Capacität unseres Hartgummiconden- 

 sators, nach vorstehender Methode bestimmt, ergab sich 

 bei der Temperatur von 22° zu 



— 16 f sec^l 



C-= 0,9662. 10 \^^\ 



{ mm J 



Ln Mittel aus allen Beobachtungen beträgt also die 

 Capacität unseres Normalcondensators bei der Temperatur 

 von 22°: 



G = 0,9650 Microfarad. 



XXVI. 2. 13 



