216 Weileumami, Versuche mit dem Aneroidbarometer. 



Da die beiden Instrumente für einen Stand als über- 

 einstimmend angenommen werden müssen, setzen wir 



% = h 



also a = b.— 



9o 



9 — 9o 



oder 10) a — h ^= h 



9o 

 Bei einem Barometerstande von TöO""" haben wir z. B. 



für rt - & = 0,1""" wenn g =: 9,81'" gesetzt wird, als 



Aenderung der Schwere: 



9-9o = 0,00129- 



Nach Schmidt beträgt die ganze Aenderung der 

 Schwere vom Aequator bis zum Pole 0,0508639'", was 

 also einer Differenzänderung zwischen Aneroid- und Queck- 

 silberbarometer von 3,943""' entspricht, was immerhin eine 

 beträchtliche Grösse ist. 



Das bekannte Aneroid von Goldschmidt in Zürich ist 

 nun, weil die Ablesungen mittelst einer Mikrometerschraube 

 geschehen, und somit die durch Hebelvorrichtungen sich 

 einschleichenden Fehler wegfallen, so vorzüglich und solid 

 construirt, dass ich die üeberzeugung habe, wenn irgend 

 eines werde dieses für wissenschaftliche Untersuchungen, 

 bei denen einige Genauigkeit erforderlich sei, gebraucht 

 werden können. Um nun zu untersuchen, in wie weit 

 diese Voraussetzung gerechtfertigt sei, wenn das Aneroid 

 keinen Höhenänderungen unterworfen werde, und um mög- 

 licherweise zu einigen anderen Ergebnissen zu gelangen, 

 habe ich in den Monaten December 1871 und Januar und 

 Februar 1872 eine Reihe von Vergleichungen mit einem 

 Fortiubarometer vorgenommen. 



Die Beobachtungen vom Dezember gebe ich hier nichts 

 weil dieselben in der ersten Hälfte in der Weise angestellt 



