Weilenmann, Versuche mit dein Aneroidbarometer. 217 



wareu, dass ich das Aueroid möglichst senkrecht in der 

 Hand hielt. Ich bemerkte aber schliesslich, dass aus der 

 verschiedenen Haltung nicht unerhebliche Diilerenzen sich 

 ergaben. In Folge dessen construirte ich ein Stativ mit 

 vier Füssen, die unten in einem Brette befestigt und oben 

 durch einen sehr dicken Carton verbunden waren, über 

 den die Träger etwa 2*"" hervorragten, um das Instrument 

 zu schützen. Letzteres wurde nun auf den, einen elasti- 

 schen Boden bildenden Carton gestellt und konnte in eine 

 solche Lage gebracht werden, dass die den Index tragende 

 Feder bei einem Schlage auf den Carton in freie Schwin- 

 gung kam und ihr so die rechte Stellung gegeben werden 

 konnte. Auf diesem Stative blieb dann während Januar 

 und Februar das Aneroid sozusagen imverrückt, und auch 

 das ganze Gestell wurde nur zum Zwecke einer richtigen 

 Beleuchtung um seine Axe gedreht. Durch die am In- 

 strumente angebrachte Loupe, die jedesmal senkrecht über 

 den Index gestellt wurde, um jede Parallaxe zu vermeiden, 

 wurden beide Marken zur Coincidenz gebracht, durch einen 

 leichten Schlag auf den Carton die eine in Oscillation 

 versetzt und nachher wieder eingestellt, die Schwingung 

 noch einmal hervorgebracht u. s. f. bis beide Marken völlig 

 stimmten, und dann die Ablesung gemacht. Bei jeder 

 Beobachtung wurden drei Ablesungen zu einem Mittel als 

 endgiltige Beobachtung zusammengezogen. Um jeden 

 todten Gang der Mikrometerschraube unschädlich zu machen, 

 drehte ich die Schraube immer von oben herunter. 



Um den Temperatureinfluss zu untersuchen, habe ich 

 das Aneroid im December über eine Stunde einer Tempe- 

 ratur von — 15 ** eis. im Freien ausgesetzt und mit dem 

 Fortin verglichen, dann im Zimmer dasselbe bei +12" 

 und im Ofen bei -|-30" ausgeführt, und so unerhebliche 



