218 Weileumann, Versuche mit dem Aneroidbarometer. 



Differenzen gefunden, dass die Temperaturcorrection ver- 

 nachlässigt werden konnte, und das um so eher als die 

 Temperatur im Ganzen während der Beobachtungsreihe 

 sich nur wenig änderte. Auf allfällige Ungleichheiten der 

 Mikrometerschraube konnte ich keine Rücksicht nehmen, 

 da sie mir nicht bekannt waren. 



An dem im gleichen Zimmer sich befindlichen Fortin 

 wurden ebenfalls drei Ablesungen gemacht und zu einem 

 Mittel vereinigt. Bei jeder wurde die Spitze mittelst Loupe 

 sorgfältig auf das Quecksilberniveau im Gefässe, ebenfalls 

 mittelst Loupe der Nonius eingestellt, und die hundertste! 

 Millimeter durch Schätzung erhalten. 



Auf diese Art erhielt ich folgende Beobachtungen, 

 wo unter f die am Fortin gemachten Ablesungen, unter t 

 die zugehörige Temperatur und unter a die Aneroidangaben 

 in der Weise eingetragen sind, dass beim Fortin der Ueber- 

 schuss über 700""° , beim Aneroid über 300 Mikrometer- 

 theile positiv angegeben sind. 



(Siehe nachfolgende Tabellen Pag. 219 — 224.) 



Da die Scala des Fortin aus Messing ist, wurde die 

 Correction nach der Formel 



&„ = 6 — 5^.0,00016275 

 vorgenommen, und dieselbe in folgender Weise für die 

 Rechnung bequemer eingerichtet. Ist 



& = 700"""+ a; /= 10*^ + 2/ 

 so erhält man bei geringer Teraperaturschwankung und 

 für denselben Ort die Reduction bis auf 0,01"" nach der 

 Gleichung 



11) h^ = & — 1,14""" -0,001 63 :r - 0,114?/. 



Um die Angaben des Aneroids auf Millimeter zu 

 reduciren, benutzte ich absichtlich die auf dem Instrumente 



