232 Weilenmann, Versuche mit dem Aneroidbaronieter. 



ZU üben. Zwischen die Schraubenspitze und die Feder 

 können leicht Staubtheilchen gelangen, welche Anlass zu 

 Differenzen geben. Ferner wird im Laufe der Zeit noth- 

 wendig das Schraubenende oder die Feder abgenutzt, was 

 eine Nullpunkt Verschiebung veranlasst, in dem Sinne, dass 

 nach und nach die Angaben des Aneroid zu hoch er- 

 scheinen. 



Ich glaube diesen Uebelständen Hesse sich leicht 

 durch ein dem bei Fernrohren angewandten ähnliches 

 Mikrometer abhelfen, welches die Genauigkeit nicht ver- 

 mindern würde. 



Ich denke mir die Sache in folgender Weise aus- 

 geführt : 



Vorstehende Figur zeigt die Vorderansicht des Mikro- 

 meters, V ist eine in den Bahnen ti durch die Schraube 

 p verschiebbare Platte, welche eine rechteckige Oeffnung 

 mit einem Querfaden m besitzt, h ist eine haarscharfe, auf 



