Weilenmann, Versuche mit dem Aneroidbarometer. 233 



der Vorderfläche des auf der luftleeren Büchse befestigten 

 Stabes sich befindliche Linie. Durch das Mikrometer wird 

 m mit Ji zur Coiucidenz gebracht, die ganzen Umdrehungen 

 an einer auf dem Schieber angebrachten Theilung, die 

 Hundertel und Tausendel an der Trommel T durch den 

 Index i abgelesen. Ueber m wird leicht zur genauen 

 Einstellung ein kleines Mikroscop angebracht, wodurch 

 die durch die Goldschmidt'sche Vorrichtung beabsichtigte 

 Schärfe der Einstellung ebenfalls erreicht wird. Um 

 von einer allfälligen, durch Abnutzung und Demonti- 

 rung des Mikrometers entstandenen Nullpunktsänderung 

 unabhängig zu sein, ist auf dem Gehäuse eine feine Marke 

 t angebracht, auf welche immer zuerst eingestellt wird, 

 um so die Nullpunktsäuderung unmittelbar zu bestimmen. 

 Zur Erhöhung der Empfindlichkeit können auch mehrere 

 Büchsen übereinander angebracht werden, was ich jeder 

 Vergrösserucg durch Hebel vorziehen würde. 



Die Büchse hat alsdann vollkommen freien Spielraum, 

 der durch das Mikrometer nicht im Geringsten beeinträchtigt 

 wird, und ich glaube durch diese Construction sei die grösst- 

 mögliche Genauigkeit eiTeicht. Ich habe zwar noch keine 

 Erfahrungen, wie weit letztere gehen werde, doch habe 

 ich mit Herrn Goldschmidt gesprochen, der bereit ist, die 

 vorgeschlagene Aenderung zu versuchen, und nach Voll- 

 endung eines entsprechenden Instrumentes werde ich auf's 

 Neue Vergleichungen vornehmen.*) 



Die Mittel der einzelnen Tagesstunden zeigen in bei- 

 den Monaten einen so gleichartigen täglichen Gang, dass 

 derselbe offenbar nicht blosser Zufall sein kann, sondern 



*) Das Instrument wurde vor wenigen Tagen durch Herrn 

 Goldschmidt zu meiner vollsten Zufriedenheit beendigt, und scheint 

 sich vortrefflich zu bewähren. 



