Weber, electromagnetische u. calorimetrische Messungen. 297 



nimmt man an, zur Zeit 2 = sei die Temperatur des 

 Calorimeters gleich ^0, so liefert die Integration der obigen 

 Differentialgleichung folgenden Zusammenhang zwischen 

 der variablen Temperatur t des Calorimeters und der Zeit z : 



e-^o = (^-to + fa)(l-e-^') 



(1) 



oder, wenn der Begriff: «mittlere Temperatur des Calori- 

 meters während der Zeit z = bis s = z» mit dem 

 Zeichen J eingeführt wird : 



J .3I.cAt — to -\-BiJ—Q.z\ =i^. ic^.z (2) 



Die Grösse B [T — t^ ) 2; stellt die Temperaturcorrection 

 dar, die an der direct abgelesenen Temperaturerhöhung 

 des Calorimeters wegen des Wärmeaustausches mit der 

 Umgebung und wegen der Veränderlichkeit des Wider- 

 standes, sowie der Veränderlichkeit der specifischen Wärme 

 des Wassers mit steigender Temperatur angebracht werden 

 muss. Diese Correction kann durch passende Wahl der 

 Grösse T — t^ beliebig klein gemacht werden. In allen 

 ausgeführten Messungen wurde dafür Sorge getragen, dass 

 diese Differenz nur so kleine Bruchtheile eines Grades 

 betrug, dass die zu i — i^ hinzukommende Correction 

 B{T—t^)z nur V200 bis Vsoo ^0» {t — ^0) ^^^^i'^S- ^^^ 

 Zeitraum z wurde so gross gewählt, dass die Temperatur- 

 erhöhung etwa 15° betrug. Zur Bestimmung der mittlem 

 Temperatur des Calorimeters J und der Constante B wurde 

 die Calorimetertemperatur von dem Beginn des Stromes 

 an nach je 5 Minuten abgelesen ; man erhielt auf diese 

 Weise eine Reihe von Gleichungen von der Form (1), aus 

 welchen B ermittelt werden konnte. 



Das Calorimeterthermometer war auf das Sorgfältigste 

 innerhalb seiner ganzen Scala mit dem Luftthermometer ver- 



