298 Weber, electromagnetische u. calorimetrische Messungen. 



glichen worden ; alle an demselben gemachten Ablesungen 

 wurden stets auf die Angaben des letzteren Instruments 

 reducirt. 



Die Stromstärke i wurde mittelst der schon erwähnten 

 einfachen Tangentenboussole (R = 165.7°"") nach der 

 Kelation 



2 



il^(i-|^)(i + «.tg. 



in absolutem electromagnetischem Maass gemessen; zur 

 Messung von u dienten Spiegel, Fernrohr und Scala. Zur 

 Elimination der täglichen Variationen von H (die an ein- 

 zelnen Tagen Vö^o des mittlem Werths erreichen können) 

 wurde H Yor und nach jeder Messung für den Ort der 

 Tangentenboussole bestimmt. Die Aeuderungen der De- 

 clination der erdmagnetischen Kraft (die gegen Mittag 

 hin für feine Messungen recht beträchtlich sind) wurden 

 durch regelmässig wiederkehrende rasch ausgeführte Strom- 

 wendungen beseitigt. Ein sehr kräftiger Dämpfer um- 

 hüllte den kleinen Magnet der Boussole und gestattete 

 schon 20 Secunden nach dem Umlegen des Stroms die 

 Ablesungen der Magnetablenkungen wieder aufnehmen zu 

 können. Die Stromstärke wurde mit Hülfe eines in der 

 Strombahn befindlichen Dubois-ßeymond'schen ESbochords 

 bis auf Yöoo bis Veoo ihres Werths constant erhalten. Die 

 Grössen l und waren so klein, dass die Summe der beiden 



3 Z^ 

 Correctioueu — x p2" H- ^ ^^^'^ + 0.0008 betrug. 



Der absolute Werth des Widerstandes iv wurde nach 

 dem oben in (II) beschriebenen Verfahren bestimmt. Da 

 die Temperatur 4 der Calorimeterumgebung von einem 

 Tage zum andern etwas (bis zu 3°) variirte, musste auch 

 der Coefficient der Zunahme des Widerstandes für 1° Tem- 



