"Weber, electromagnetische u. calorimetrische Messungen. 313 

 legen; es ist der absolute Werth der letzteren 

 1 S. Q. E. = — 



vorausgesetzt, dass die Stromstärke i in der zur 

 Bestimmung von E dienenden Gleichung 



j.q(i + ^) =i.E.z 



ebenfalls nach electromagnetischem Maasse gemes- 

 sen worden ist. 



Nach den Verfahren (II) und (III) habe ich eine Reihe 

 von absoluten und relativen Messungen der electromotori- 

 schen Kräfte des DanieH'schen und des Bunsen'schen Ele- 

 ments ausgeführt, um nach einer dritten, von den zwei 

 bereits beschriebenen total verschiedenen Methode den 

 absoluten Werth der S. Q. E. ableiten zu können. Indem 

 ich dieses Verfahren wählte, verfolgte ich noch den Neben- 

 zweck, eine möglichst scharfe Prüfung auf die Richtigkeit 

 eines, von Hrn. Favre erhaltenen sonderbaren Resultates 

 anzustellen, das einer Summe von galvanischen Erfahrun- 

 gen direct widerspricht. 



Bei dieser Arbeit hat mir einer meiner Schüler, Hr. 

 Rudio, wesentliche Hülfe geleistet. 



In dem Schliessungskreise der benützten Daniell'schen 

 oder Bunsen'schen Säule von 7 bis 10 Elementen befand 

 sich der schon früher benützte auf einem Hartgummi- 

 rahmeu aufgewundene Platindraht in dem bereits besproche- 

 nen Wassercalorimeter, Der Widerstand w des Platin- 

 drahts war für alle augewandten Temperaturen genau be- 

 kannt. Der Widerstand iv^ des übrigen Theils der Schlies- 

 sung, in welchem als wesentlicher Theil der Widerstand 

 der gebrauchten Säule enthalten war, wurde zugleich mit 

 der electromotorischen Kraft der letzteren nach einem Ver- 



