20 Stadler, Wärmeleitungsvermögen einig. Gesteine. 



Nachdem der auf sein Wärmeleitungsvermögen zu 

 prüfende Würfel etwa 15' in einem Wasserbade von 

 30° bis höchstens 40° erwärmt worden war, wurde er 

 thunlichst rasch in das leere Kühlgefäss gehängt. Im 

 Momente der Aufhängung wurde der Hahn der Wasser- 

 leitung geöffnet und im selben Momente auch der zur 

 Messung dienende Leitungskreis geschlossen. Circa 1' 

 nach dem Stromschlusse erfolgte die erste Ablesung am 

 Fernrohr; die weiteren Ablesungen geschahen von 15" 

 zu 15". Sie ergaben im Scalenintervall 300 mm bis 

 50 mm eine Reihe von Ausschlägen, welche, reducirt auf 

 die Tangente des Ausschlages, relative Maasse für die in 

 den Ablesungsmomenten vorhandenen Stromstärken waren. 

 Da in unserem Falle nur das Verhältniss je zweier 

 Tangenten, respective Stromstärken in Betracht kömmt, 

 durften wir bei Anwendung der bekannten Reductions- 



formel 



1 J s^ W s = A.blenkungd. Magnets in Scalentheil.\ 



W ^^ = 2^ r' ~ Äly^j [d = Distanz Spiegel — Scala j 



den Factor on^^^ ^^i' Rechnung fortlassen. 



§3 



Bezeichnen wir die um y-^:^ verminderten Ausschläge 

 mit öj, Ö25 Ö3, . . . so sind die Grössen lg (-^), lg (-^|, 

 . . als Ausdrücke für das zu bestimmende 



Mt) 



logarithmische Decrement der Temperatur zu betrachten. 

 Zu Beginn und am Schlüsse jedes Versuches wurde die 

 Ruhelage des Galvanometermagnetes abgelesen. Sie zeigte 

 sich in der Regel vollkommen constant. In den Fällen, 

 wo sie sich während der wenigen Minuten des Versuches 

 ein wenig abänderte, wurde ihr momentaner, irgend einer 

 Beobachtungszeit entsprechender Werth in bekannter Weise 

 durch Interpolation gefunden. 



