Notizen. 77 



tungen von Professor Fischer kaum einige Hundertstel eines 

 Celsiusgrades (im Mittel ca. +_ 0° 05). Nach einer uns vor- 

 liegenden von Professor H an n in Wien gemachten graphischen 

 Zusammenstellung, betreffend den Gang eines Hottinger'- 

 schen Metalltherrpographen verglichen mit dem eines regi- 

 strirenden Theorell'schen Quecksilberthermometers 

 ergibt sich genau dasselbe, und zwar kann nach ersterer die 

 Differenz zwischen Metall- und Quecksilberthermograph bis auf 

 + 1°5 C. steigen. Da nun ferner der Uebergang vom posi- 

 tiven zum negativen Zeichen des Temperaturunterschiedes etwa 

 1—2 Stunden später eintritt, als der Wechsel der Lufttempe- 

 ratur, demnach alle Schwankungen der Letztern von 

 den Metallthermographen nur verzögert mitgemacht 

 werden, so ist klar, dass dieselben bei Bestimmung der Tages- 

 amplitude niemals Verwendung finden können, sollen nicht Re- 

 sultate erhalten werden, die kaum mehr als eine rohe Annähe- 

 rung an die Wahrheit betrachtet werden dürfen. 



Um aber doch für einzelne Nachtstunden Temperaturdaten 

 zu finden und daraus ein richtiges Tagesmittel zu erhalten, wurden 

 zwei sogenannte ümkehrthermometer von Negretti und Zanibra 

 in London in Anwendung gebracht. Dasselbe ist ein Queck- 

 silberthermometer mit luftleerer Eöhre und cylindrischem Ge- 

 fäss. Der Hals des Gefässes ist in eigenthümlicher Weise ver- 

 engt und dann gekrümmt. Oberhalb der Krümmung befindet 

 sich eine Erweiterung. In Folge dieser Konstruktion reisst 

 der Quecksilberfaden immer an einer bestimmten Stelle, näm- 

 lich bei der Verengung ab, sobald man das Thermometer mit 

 dem Gefäss nach oben hält. Für diese Stellung ist die ßöhre 

 des Thermometers graduirt, und man liest das Instrument also 

 immer in der umgekehrten Lage ab. Dasselbe zeigt jeweils 

 die Temperatur für den Ort und die Zeit des ümkippens, wo- 

 bei die Ablesung beliebig später erfolgen kann, da das Queck- 

 silberquantum des abgerissenen Fadens zu gering ist, um bei 

 eintretender Temperaturänderung den Stand zu ändern. Das 

 Instrument ist daher mit bestem Erfolg bei Tiefseetemperatur- 

 messuugen und in der forstlichen Meteorologie bei Temperatur- 

 bestimmungen in den Baumkronen verwendet worden. Man 

 hat nur dafür zu sorgen, dass durch eine geeignete Vorrich- 



