"Weber, Wärineleitungsvermögen. 225 



her schwingt. Durch Anwendung des Hauj^'scheu Magnet- 

 Stabes wurde desswegen der Magnet so nahe aperiodisch 

 gemacht, dass er bei einem Ausschlag von 500 Scalen- 

 theilen von der Ruhelage aus fast ohne Schwingung sich 

 in die vorgeschriebene Gleichgewichtslage einstellte, oder 

 beim Loslassen aus dieser Grleichgewichtslage nur um 2 

 Scalentheile die Ruhelage überschritt, um sofort asympto- 

 tisch sich der definitiven Ruhelage zu nähern. Die Em- 

 pfindlichkeit des Galvanometers wurde so regulirt, dass 

 bequem noch Ausschläge sicher beobachtet werden konnten, 

 welche einer Temperaturdifferenz von V70 bis ^350 Grrad 

 entsprachen. 



Die Bestimmung der Constanten a und ß geschah 

 folgendermaassen: Das Galvanometer wurde so gestellt, 

 und die Verbindungsdrähte nach dem Thermoelement so 

 gelegt, wie sie beim Hauptversuch sein sollten. Die eine 

 Löthstelle wurde durch Eis oder Schnee auf der con- 

 stanten Temperatur C erhalten. Die andere Löthstelle 

 aber tauchte in ein dickwandiges, etwa 3 bis 4 Liter 

 haltendes Gefäss mit Wasser. In dieses nämliche Wasser 

 neben die Löthstelle tauchte ein sehr feines in Zehntel- 

 Grade eingetheiltes Hg. -Thermometer. Durch Eis oder 

 warmes Wasser wurde in diesem Gefäss eine passende 

 Temperatur hergestellt, und durch stetiges Umrühren des 

 Wassers bewirkt, dass stets alle im Gefäss befindlichen 

 Theile dieselbe Temperatur hatten. Letztere änderte sich 

 dabei nur sehr langsam. Nun wurden möglichst rasch 

 nach einander abgelesen: 1) Die Ruhelage des Magneten 

 bei unterbrochener Leitung; dann nach Schliessung der 

 Leitung 2) am Hg. -Thermometer die Temperatur des 

 Wassers; dann 3) der ihr entsprechende Ausschlag in 

 Scalentheilen; 4) nach neuer Unterbrechung der Leitung 



XXIII. 3. 15 



