^eber, "Wärraeleitungsvermögen. 229 



Berührung der Löthstelle mit der Kugel dauerte je nur 

 während der kurzen Zeit, welche zu einer Ablesung nöthig 

 war. Durch Wegheben der Löthstelle um 1 bis 2 mm. 

 wurde ein allfälliger Wärmeentzug, oder eine Wärmezu- 

 fuhr durch das berührende Metall möglichst reducirt. Die 

 Kugel hieng an 4 Faden an der Decke eines cylindrischen 

 Kupfergefasses. Dieses hatte etwa 11 Cm. Durchmesser 

 und 14 Cm. Höhe. Nach aussen hin war sein oberer 

 Rand versehen mit einer 1,5 Cm. breiten und 8 Cm. 

 dicken am Gefäss festgelötheten, eisernen Flansche. Der 

 ebene Deckel hatte ebenfalls eine Flansche von denselben 

 Dimensionen. Deckel und Gefäss waren auf einander ge- 

 passt und konnten durch 8 Schrauben fest zusammenge- 

 halten werden. Eine zwischen beide Flauschen gelegte 

 Kautschuklamelle machte den Verschluss luftdicht. Um im 

 Inneren trockene Luft zu haben, also den störenden Ein- 

 fluss allfällig eindringender Wasserdämpfe zu beseitigen, 

 wurden noch einige Stücke Chlorcalcium hineingelegt. In den 

 Deckel wurden zwei Messingröhren von 1 Cm. Durchmesser 

 und 12 Cm. Länge eingelöthet,- in diese ein Glasrohr ge- 

 steckt (um die Thermoelemente nicht mit gut leitendem 

 Metall in Berührung zu bringen); dann durch die Glas- 

 röhren nach dem Centrum der Kugel sowie nach ihrer 

 Oberfläche die einen Löthstellen zweier Thermoelemente 

 geführt. Die anderen Löthstellen dieser Thermoelemente 

 wurden auf constanter Temperatur T^^ erhalten , und 

 zwar entweder durch Eis, oder durch eine grosse Masse 

 Wasser, oder endlich durch Wasserdampf. — Die freien 

 Kupferenden der Thermoelemente giengen nach 2 Queck- 

 silbernäpfen von grossem Querschnitt, und von diesem 

 gieng eine Leitung nach den Drahtenden des Wiedemann'- 

 schen Galvanometers. Um aber nicht störende Neben- 



