Das Wechselfeld in Drahtrollen. 89 



Am unsichersten ist die Bestimmung von L, wie man aus der 

 Fehlergleichung für L sofort sehen kann. Es ist nämlich: 



Den durch z/ A verursachten Fehler kann man zwar zunächst 

 vernachlässigen, aber der Fehler J T wird mit einem sehr grossen 

 Faktor multipliziert, so dass für gewöhnlich der Fehler .d L grösser 

 werden wird, als die durch Skinwirkung bedingte Variation von L. 



Die Instrumente. 



1. Der Helmholtzsche Pendelunterbrecher nach den Angaben von 

 Prof. Kleiner. Seine Wirkungsweise und Theorie setze ich als be- 

 kannt voraus. Seine Konstante, d. h. der Faktor, mit dem die Trommel- 

 ablesung zu multiplizieren ist, um sie in Zeitsekunden zu verwan- 

 deln, wurde mit Hilfe einer bekannten Selbstinduktion und Kapazität 



bestimmt zu „ 



A= 1.71966X10" sec. 



2. Die variable Kapazität. Als solche wurde ein Kondensator 

 von Carpentier benützt, der ein Mikrofarad umfasste und in vier Ab- 

 teilungen bis zu ein Zehntel Mikrofarad herab unterteilt war. Sein 

 Verhalten befriedigte. Dagegen war weniger zuverlässig ein Konden- 

 sator von Siemens, ebenfalls maximal ein Mikrofarad umfassend und 

 in zwölf Abteilungen bis zu ein Tausendstel herunter unterteilt. Die 

 vielen engen Spalten zwischen den Stöpseln machen eine gründliche 

 Reinigung von leitendem Staub fast unmöglich. 



3. Die Selbstinduktionsspulen waren Rollen gruppenweise (zwei 

 Gruppen) von annähernd gleicher Selbstinduktivität, aber verschiedener 

 Lagenzahl m. 



4. Das ballist. Galvanometer. Der jeweilige Ladungszustand des 

 Kondensators wurde mit Hilfe eines ballist. Galvanometers (Drei- 

 spuleninstrument) von Siemens & Halske festgestellt. 



Seine Funktion war vortrefflich. Seine Empfindlichkeit konnte 

 mit Hilfe eines Shunts in weiten Grenzen variiert werden. 



