Zur Frage nach der Abhängigkeit der Gravitationskraft vom Zwischenmediuni. 169 



stonfaden besitzt eine kleinere Drehkraft bei gleicher Tragfähig- 

 keit; dabei lässt er sich durch Anlöten am Haken sehr schön dreh- 

 fest anmachen. — In neuerer Zeit ist manchmal behauptet worden, dass 

 ein konstanter Nullpunkt bei einem Wollaston faden nur nach einem 

 Ausglühen desselben erzielt werden könne. Ich verwendete einen 

 nichtausgeglühten Faden und erreichte, wie sich weiter zeigen wird, 

 eine sehr grosse Konstanz des Nullpunktes. Unter geeigneten Vorsichts- 

 massregeln lässt sich ein solcher Wollastonfaden aus seiner Silber- 

 hülle in einer fast beliebigen Länge lösen. Der bei den Schlussver- 

 suchen verwendete Wollastonfaden mass 47,5 cm. Die Verschiebung 

 des Balkens beim Umlegen der äusseren Kugel bewirkte eine Diffe- 

 renz von ca. 120 Skalenteilen im Fernrohr (1 Skalenteil = 1 mm). 

 Das Anlöten der Wollastonfaden an die kleinen Häkchen zum Auf- 

 hängen lässt sich ausgezeichnet durchführen; ja selbst das Zusammen- 

 löten zweier Wollastonfaden zu einem längeren kann gelingen, wenn 

 auch mit Überwindung grösserer Schwierigkeiten. 



Beim Experimentieren mit den Quarzfäden stellte sich nebenbei 

 die sehr interessante Eigenschaft derselben heraus, sich bei Über- 

 lastung um ein gutes Stück (ganz ungefähr: um 4 cm bei einer Länge 

 von 30 cm) ausziehen zu lassen, bevor das Reissen eintrat. 



Zweite Aufgabe. 

 Die zweite , weitaus schwierigste Aufgabe besteht in der 

 Elimination aller ungewollten Einflüsse der Aussenwelt auf 

 unser bewegliches System, damit wir sicher sein können, dass Jede 

 Veränderung in demselben den willkürlich veränderten Um- 

 ständeii, d. h. der Verschiebung der anziehenden Massen 

 und der Schirmwirkung des Zwischenmediums zuzuschreiben 

 ist. Mit anderen Worten, wir wollen einen ko?istanten Xullpu)ikt 

 herstellen. — Schon die ersten orientierenden Versuche zeigten die 

 Schwierigkeit dieser Aufgabe; der N-P schwankte ganz unregel- 

 mässig hin und her, manchmal traten Stösse auf, die von der Grössen- 

 ordnung der Gravitationsverschiebung waren, und doch war es meine 

 Aufgabe, diese Verschiebung durch Gravitation bis auf ^jiooo genau 

 zu messen. Selbst wenn der Faden anstatt des Wagebalkens mit 

 einem kleinen Gewicht beschwert wurde, das keinen Angriffspunkt 

 für eine drehende Kraft bot, traten diese Störungen auf. Sobald 

 man etwas dickere Fäden verwendete, wurden die Störungen aller- 

 dings sofort sehr viel kleiner, aber diese Fäden waren dann eben 

 auch für die Messung der Gravitation viel zu steif. 



Ich versuchte nun schrittweise die möglichen Ursachen dieser 

 Ausschläge aufzufinden und auszuschalten. Eine plötzliche und 



