170 



Theodor Eiismann. 



grosse Änderung trat ein durch das Überdecken des Instru- 

 mentes mit einer gy^ossen Kiste, das ich vornahm, um das In- 

 strument von äusseren Einflüssen möglichst zu isolieren. Die 

 grössten Störungen verschwanden; dabei bewirkte das Offnen und 

 Schliessen der Kiste, ohne dass ein Luftzug an den Balken gelan- 

 gen konnte, einen sehr grossen Ausschlag. Nun wurde mit Thermo- 

 elementen die Temperatur im Innern der Kiste ganz nahe am 

 Instrument gemessen, und es stellte sich eine weitere Abhängig- 

 keitsbeziehung von der Temperatur heraus. Die Abhängig- 

 keit tritt natürlich nicht in ganz reiner Form hervor, da ausser 

 der Temperatur noch andere störende Ursachen tätig sind, aber 

 in der untenstehenden Temperatur- und Verschiebungskurve sieht man 

 diesen Zusammenhang doch ziemlich deutlich hervortreten. 



Der Zusammenhang wird 

 deutlicher, wenn nicht ein 

 Gewicht, sondern der Balken 

 mit den Kügelchen aufgelegt 

 ist, — ein Zeichen, dass Luft- 

 strömungen mit im Spiele 

 sind. Diese Vermutung wurde 

 durch spätere Versuche voll- 

 kommen bestätigt. Sobald 

 nämlich oben am Torsions- 

 kreis auch nur die geringste 

 Öffnung, die der Luft einen 

 Durchgang gestattete, übrig 

 blieb, begann eine deutliche 

 Verschiebung des Nullpunk- 

 tes, die Hunderte von Skalen- 

 teilen betragen konnte; bei 

 völligem Abschluss des In- 

 strumentes stellte sich sofort eine viel grössere Konstanz des Null- 

 punktes ein. 



Der Gedanke, diese Luftströmungen durch Evacuieren des Appa- 

 rates wegzubringen, lag also nahe; doch wurde er wegen der vielen 

 Schwierigkeiten, die die Evacuation mit sich bringen musste, nicht 

 sofort zur Ausführung gebracht. 



Darauf versuchte ich, die andern Ursachen der Inkonstanz 

 aufzufinden; der Einfluss eines magnetischen Feldes erwies sich als 

 nicht vorhanden ; elektrische Störungen waren ebenfalls nicht zu kon- 

 statieren; desgleichen änderte sich nichts beim Einbringen eines 

 Radiumpräparates in die Kiste. Auch zwischen den Feuchtigkeits- 



Verschiebungen des Nullpunktes; 



Temperaturkurve. 



