Zur Frage nach der Abhängigkeit der Gravitatiouiskraft vom Zwischenmedium. 171 



änderungen und den Ausschlägen schien gar keine Gesetzmässigkeit 

 zu herrschen. Merkwürdigerweise hatte ich sehr wenig zu leiden 

 unter den mechanischen Erschütterungen, über die in den älteren 

 Arbeiten stark geklagt wird; — allerdings lag mein Zimmer an einer 

 Strasse, die fast nie befahren wurde, aber selbst wenn ein Wagen 

 vorbeifuhr oder im Auditorium über mir die Vorlesung zu Ende war, 

 konnte ich keine wesentliche Änderung im Verhalten des Nullpunktes 

 bemerken. Desgleichen beim Durchfahren eines Eisenbahnzuges durch 

 einen tief unter dem Laboratorium gelegenen Tunnel. Es war aber 

 auch damals schon eine andere Abhängigkeit angedeutet, nämlich 

 die Abhängigkeit der Lage des Nullpunktes von der Lichtmenge, 

 die auf das Instrutnent fiel; das Beleuchten mit einem Sonnenstrahl 

 oder dem Auerbrenner, sowie auch das Offnen und Schliessen der 

 Kiste schien einen selbständigen, von der Temperatur unabhängi- 

 gen Einfluss auf den Nullpunkt auszuüben. 



Damit hatte ich also einige Anhaltspunkte, um weitere 

 Abänderungen am Instrument zu treffen. Die Temperaturän- 

 derungen mussten vor allem unschädlich gemacht werden; dies war 

 aber nicht leicht, da ganz kleine Temperaturdifferenzen schon beträcht- 

 liche Schwankungen nach sich zogen. Das Anziehen einer wattierten 

 Schutzdecke über die Kiste, in der sich das Instrument befand, ge- 

 nügte keineswegs, und es schien, dass man auf dem Wege der Regu- 

 lierung der äusseren Temperatur nicht viel weiter kommen könnte. 

 Dazu kam noch der Umstand, dass es mir nicht gelingen wollte, 

 periodische Schwingungen beim Umlegen der Bleikugeln zu erhalten; 

 die Reibung zwischen Luft, Wagebalken und Kugeln war eine so 

 grosse, dass ein schleichendes Herannahen an die Gleichgewichtslage 

 stattfand und diese letztere viel zu wenig sicher markiert wurde. 

 Trotzdem ich Kügelchen von möglichst grossem spezifischen Gewicht 

 verwendete, ') und den Balken aus möglichst dünnem Draht herstellte 

 und beides mit Graphit polierte, — nichts wollte nützen. 



Da entschloss ich mich doch zu dem oben angedeuteten Mittel 

 zu greifen und zu versuchen, durch das Evacuieren des Apparates 

 beide Misstände zu beseitigen. Die von Cremieu beobachtete 

 Abhängigkeit zwischen Nullpunkt und Athmosphärendruck konnte 

 mich in diesem Entschluss natürlich nur noch bestärken. Durch die 

 mechanische Werkstatt des hiesigen Laboratoriums wurde nun ein 

 Instrument hergestellt, das dicht genug gemacht werden konnte, um 

 mit Wasserstoff angefüllt oder ganz ausgepumpt zu werden. Es be- 

 steht aus einem dickwandigen, ca. 55 cm langen Messingrohr, das 



^) Ich verwendete zuerst Aluminium dann Silber, da sich Platin als weniger 

 unabhängig von elektr. Einflüssen zeigte (siehe Laagersche Dissertation). 



