176 



Theodor Erismaun. 



medium schon zu Beginn der Arbeit in Form von Hohlkugeln ein. 

 Diese konnten gegen andere Hohlkugeln von verschiedener Beschaffen- 

 heit und Wandstärke ausgewechselt werden. — Sobald aber die Fein- 

 heit der Untersuchungen deutlich genug hervortrat, wurde es klar, dass 

 ein solcher Wechsel des Zwischenmediums, der mit Anfüllen des In- 

 strumentes mit Luft und unvermeidlichen Stössen am Instrument 

 und Wagebalken verbunden war, Fehler hereinbringen würde, die 

 1 pro 1000 des Gesamtausschlages um vieles übersteigen konnten. 

 Der Balken durfte nicht über den gewöhnlichen Ausschlag hinaus 

 bewegt werden und die Luft durfte nicht ein- und wieder ausgepumpt 

 werden — das stand fest. Da blieb denn nichts anderes übrig, als 

 das Instrument ein für allemal auszupumpen und das Ziüischen- 

 mediuni nachher von aussen anzubringen. Das gelang in der 

 Weise, dass kleinere Hohlkugeln aus ca. 1,5 mm dickem Aluminium- 

 blech an das Instrument definitiv angeschraubt wurden und das 

 Zwischenmedium in Form von zwei Hohlkugelhälften über dieselben 

 angezogen wurde, so dass der Querschnitt des Instrumentes in der 

 Höhe des Wagebalkens zu dieser Zeit folgendermassen aussah: 



Die Verbesserung der 

 Versuchsbedingungen ist 

 einleuchtend. Allerdings 

 kam dadurch die Wan- 

 dung der Aluminiumhohl- 

 kugel als invariables Zwi- 

 schenmedium hinein; das 

 machte aber keinen prin- 

 zipiellen Unterschied aus, 

 da ich Versuche ohne 

 jedes Zwischenmedi- 

 um so wie so nicht ausführen konnte, und es also nur auf den 

 Vergleich von verschieden dicken und verschieden beschaffenen 

 Zwischenmedien ankommen konnte, — da war denn der Einfluss 

 einer so dünnen Aluminiumschicht kaum von Bedeutung, dem 6,3 mm 

 dicken auswechselbaren Zwischenmedium aus schwerem Metall ge- 

 genüber. 



Unter diesen Bedingungen sind die ersten Versuche ausgeführt 

 worden. Wie schon oben erwähnt, zeigte sich's aber, dass auch 

 diese Einrichtung noch keine eindeutig bestimmten Resultate garan- 

 tieren konnte : die Abweichungen derselben von einander überstiegen, 

 wenn auch nunmehr nur sehr wenig, die gesuchte Fehlergrenze. 

 Beim An- und Ausziehen der Kugelschalen ergaben sich eben doch 

 noch immer mechanische Stösse und Störungen des Nullpunktes; 



