190 Hans John. 



turen wurde in den Intervallen von — 20'' bis — 70'' mit Toluolthermo- 

 metern, von 50*^ bis 450*^ mit Quecksilberthermometern ausgeführt. 

 Bei den Temperaturen von 500*^ an wurden die Temperaturen mit 

 Thermoelementen bestimmt. 



Die Apparate. 



a) Das Kalorimeter. 



Zu meinen Versuchen bediente ich mich selbstverfertigter Kalori- 

 meter aus 0,1 mm Kupferblech, die derart gewählt wurden, dass die 

 Mischtemperatur im Maximum um 6*' die Anfangstemperatur über- 

 stieg. Durch dieses Verfahren konnte die Korrektion wegen Träg- 

 heit des Quecksilberfadens vollkommen vernachlässigt werden. Das 

 Löten führte ich mit Zinn aus und brachte die Verschiedenheit des 

 Stt^ mit dem Wasserwerte des Kupfers in Rechnung. Für die Ver- 

 suche bei den Temperaturen von 500** ab, bei welchen ich den Körper 

 in Glas eingeschlossen hatte, benutzte ich ein Doppelkalorimeter. Es 

 hatte, wie schon erwähnt, die Einrichtung, dass das innere Kalori- 

 meter, in welches der Körper mit der Glasumhüllung direkt einge- 

 führt wurde, durch Auslösen einer Klammer in das dasselbe umgebende 

 mit Wasser gefüllte grosse versenkt werden konnte. Sowohl an 

 dem kleinen inneren als auch an dem grossen äusseren Gefässe waren 

 Deckel angebracht, die sich infolge eines kleinen Winkelhebels sofort 

 nach dem Einführen des Körpers, resp. nach dem Eintauchen über 

 die Öffnungen der Kalorimeter legten und so eine Ausstrahlung mög- 

 lichst verhinderten. Für das Doppelkalorimeter hatte ich einen be- 

 sonderen Rührer konstruiert, der auch gleichzeitig als Führung für 

 das kleine innen befindliche Kalorimeter diente. 



b) Der Kühlapparat. 



Zur Herstellung von Temperaturen um — 20'' verwandte ich ein 

 zylindrisches ßlechgefäss, in dessen Mitte mit zwei Ringklammern 

 ein Glasrohr von 3 cm Durchmesser zur Aufnahme des Körpers und 

 Thermometers angebracht war. Dieses Rohr war mit einem Gummi- 

 stöpsel, der nur eine eng schliessende Durchbohrung für das Thermo- 

 meter trug, dicht verschlossen und so eine ReifTjildung im Inneren 

 desselben verhütet. Der Körper war an einem so dünnen Platindraht 

 befestigt, dass seine Wärmeeinflüsse ein für allemal vernachlässigt 

 werden konnten. Es wurde besondere Sorgfalt darauf verwandt, dass 

 der Körper von dem Kühlapparat direkt in das Kalorimeter geführt 

 wurde, um jeden Verlust infolge Wärmeaustausches mit der um- 

 gebenden Luft zu verhüten. Für die Erzielung der Temperaturen 

 um — 70" benutzte ich eine Glaseprouvette, die ringsum mit flüssiger 



