192 Hans John. 



bracht werden kann. Die Temperatur von 200" wurde mit einem 

 Stromaufwand von 8 Ampere erreicht, bei 600^^ steigerte sich der 

 Stromverbrauch auf 18 Ampere, Der Körper wurde an dem Platin- 

 draht in die Mitte des Porzellanrohres gebracht und dort bis auf die 

 gewünschte konstante Temperatur erhitzt. Hatte er diese erreicht, 

 so wurde der Verschluss gelöst und der Körper nach vorheriger Ent- 

 fernung der das Rohr verschliessenden Asbestpfropfen infolge der 

 Neigung des Apparates zur Horizontalen ins Gleiten gebracht und 

 mit dem Kalorimeter aufgefangen. Dabei war zu beobachten, dass 

 der Körper möglichst schnell von der Mitte des Porzellanrohres, 

 seiner anfänglichen Lage, in das Kalorimeter übergeführt wurde, da 

 die Temperaturverteilung wohl in der Mitte des Rohres eine gleich- 

 massige war, an den Enden jedoch erheblich variierte und bei lang- 

 samem Durchlaufen desselben eine Temperaturabnahme stattgefunden 

 hätte. 



<3) Temperaturmessung mit Thermoelementen. 



Sämtliche Thermometer, die ich zur Messung der tiefen und 

 mittleren Temperaturen benutzte, waren von der deutschen Reichs- 

 Prüfungsanstalt mit Normalthermometern verglichen und ich ver- 

 wandte sie nur in den Graden, für welche eine spezielle Genauigkeit 

 garantiert war. Trotzdem Hess die Zuverlässigkeit des zuletzt ge- 

 brauchten Jenenser Borsilikat-Thermometers wegen seiner häufigen 

 NuUpunktsverschiebung zu wünschen übrig. Ich sah mich genötigt, 

 die Temperaturen von 500" an mit Thermoelementen zu messen und 

 zwar verwendete ich ein von der technisch-physikalischen Reichs- 

 anstalt in Berlin hergestelltes Element, das aus Pt und einer Le- 

 gierung von 90% Pt und 10 7« SJi besteht. Ihm "svar folgende Um- 

 rechnungstabelle beigegeben : 



Temperatur 500 e = 4145 Mikrovolt 



550 4638 



600 5139 



650 5649 



Hiernach wurden die mir zur Verfügung stehenden Elemente 

 geeicht. Beim Arbeiten mit Thermoelementen sind folgende Schwierig- 

 keiten zu beobachten: 1. Die Kompliziertheit der Beziehungen 

 zwischen Temperatur und elektromotorischer Kraft. 2. Die Schwierig- 

 keit, diesen elektromotorischen Kräften entsprechende Stromstärken 

 mittelst Galvanometer zu messen und 3. die Temperatur der einen 

 Lötstelle des Thermoelementes konstant zu erhalten. Für die Aus- 

 führung der Messung mit Thermoelementen existieren zwei Methoden. 

 1. Die Eichung für ein gegebenes Thermoelement. Diese beruht 



