210 E. Rubel. 



1869 folgte Marchand zu Fecamp mit seinem Photantitypimeter ^). 

 Er bestimmt die Kohlensäure, die sich durch Einwirkung des Lichts 

 aus einem Gemisch von Eisenchlorid und Oxalsäure entwickelt. 



Einen ähnlichen Apparat verwandte Vallot ^) zu calorimetrischen 

 Messungen am Mont Blanc. 



Diese Apparate befriedigen aber alle nicht, Bunsen und Roscoe 

 schlugen dann einen andern Weg ein nach dem Prinzip der Schwärzung 

 von photographischem Papier durch Licht. Nachdem Jordan und 

 später Hunt, Herschel, Claudet, Hartig u. a. vergebens gesucht hatten, 

 nach diesem Prinzip vergleichbare Masse zu erhalten, gelang es Bunsen 

 und Roscoe 1862^) ein gleichmässig lichtempfindliches Papier her- 

 zustellen. Sie schafften sich eine Einheit und erfanden einen Apparat, 

 das Pendelphotometer, in welchem die am Licht erhaltenen Schwär- 

 zungen durch Vergleich auf die Einheit zurückgeführt wurden. Die 

 Handhabung dieses Apparates war aber noch sehr kompliziert; man 

 konnte nur bei ruhiger Luft beobachten, man brauchte zur Ablesung 

 eine Dunkelkammer usw. Bunsen und Roscoe verbesserten und ver- 

 einfachten später^) ihren Apparat, auch Stelling in St. Petersburg 

 brachte eine Vereinfachung an, aber der Apparat blieb immer un- 

 handlich und zu schwer zum transportieren, um Verbreitung zu finden.. 

 Nach Stellings Beobachtungen von 1878 ruhte die ganze Messung von 

 chemischer Lichtintensität, bis Wiesner in den 90er Jahren unter An- 

 wendung der Bunsen-Roscoe-Einheit eine einfache Methode ausar- 

 beitete, welche photoklimatische und pflanzenphysiologische Messungen 

 gestattet, bei leicht transportablem Apparat. 



Einen ähnlichen Apparat hat seit 1900 F. E. Clements^) in Gebrauch. 



Sehr wünschenswert wäre ein selbstregistrierendes Instrument, das 

 in bestimmten Intervallen beobachtet. Roscoe beschreibt ein solches 

 1874"), aber nirgends finde ich Angaben darüber, ob es sich bewährt 

 hat und ob es überhaupt benutzt worden ist. Clements gibt am an- 

 gegebenen Ort an, dass er einen Selagraph, wie er das selbstregi- 

 strierende Photometer nennt, in Konstruktion habe. 



Einen Apparat zum Bestimmen von Lichtsummen beschreibt 

 Steenstrup ^). Verschieden lange Pauspapierstreifen werden aufeinander 



*) Marchand, Etüde sur la force chimique contenue dans la lumi^re du soleil. 

 Paris, Gauthier- Villars. 



*) Vallot, Ann. de l'observ. meteor., phys. et glac. duMontBlanc. T. lU. S. 81-96. 



ä) Pogg. Ann. 1862, Bd. 117, S. 529-562. 



*) Pogg. Ann. 1865, Bd. 124, S. 353—390; 1874 Bd. 151, S. 268—285. 



*) Research methods in ecology, S. 48. 



") Pogg. Ann. Bd. 151, S. 268-285; Roy. Soc. Proc. XXII. 



'') Om Bestemmelsen af Lysstyrkefi og Lysmaengden. Meddelelser om Grönlands 

 Kjöben havn 1902. franz. Resume, S. 243—245. 



