214 



E. Rubel. 



zwischen Brettchen und Papier eingeführt und zwischen diese beiden 

 ein Streifen Normalpapier; siehe Fig. 1. 



Damit ist der Insolator zum Gebrauche bereit. Will man be- 

 obachten, so hält man den Insolator horizontal möglichst weit vom 

 eigenen Körper weg und nicht zu tief, damit nicht ein beträchtlicher 



Teil des Lichtes abgehalten 

 werde. Mit einiger Übung 

 kommt man bald dazu, den 

 Insolator so zu halten, dass 

 der Fehler, der durch das 

 Abhalten von Licht durch den 

 eigenen Körper weit inner- 

 halb der Fehlergrenzen der 

 Methode bleibt. 



Im Moment, in dem man 

 das dunkel gehaltene Nor- 

 malpapier beim Schlitz dem 

 Lichte aussetzt, setzt man 



einen Chronographen in 

 Gang, der die Zeit in Fünf- 

 telssekunden anzeigt. Im 

 Moment, in dem das Normal- 

 papier den Normalton er- 

 reicht hat, d. h. in dem man 

 gar keinen Unterschied zwi- 

 schen Normalpapier und Nor- 

 malton sehen kann, arretiert 

 man den Chronographen, an 

 welchem man nun die Zeit 

 auf Fünftelssekunden genau 

 ablesen kann. Ist die Zeit zur Erreichung des Normaltones zu kurz, 

 um genau gemessen zu werden, so fährt man mit Beobachten einfach 

 fort bis der Zehnertou erreicht ist. Hat man keinen Chronographen, 

 so zähle man die Schläge der Taschenuhr, da das Ticken auch in 

 Fünftelssekunden geschieht. 



Die Genauigkeit der Zeitmessung ist also eine Fünftelssekunde. 

 Ist nun die Einwirkungsdauer 1 Sekunde, so ist der maximale Zeit- 

 fehler 20 Vo, wartet man da aber bis zur Erreichung des Zehnertons, 

 so ist der Fehler nur noch 2%; bei 4" Belichtungsdauer ist der 

 Fehler einerseits 5^0, anderseits 0,5%. Diese 0,5% bei 40" werden 

 aber dadurch erhöht, dass das menschliche Auge bei dieser langsamen 

 Farbenveränderune nicht mehr auf die Fünftelssekunde den Moment 



Fig. 1. Wiesnerscher Handinsolator. 



