Untersuchungen über das Photochemische KHma des Berninahospizes. 215 



der Gleichfarbigkeit bestimmen kann. Man wird gut tun, bei hohen 

 Lichtintensitäten den Zehnerton zu benutzen und den Normalton erst, 

 wenn die Belichtungsdauer 4" erreicht. 



Den Fehler der Methode, wie auch derjenigen von Stelling hat 

 Wiesner zu ± 5°o berechnet. Das Erkennen des Moments der 

 Übereinstimmung der Farbe des Normalpapiers und Normaltones 

 erfordert einige Übung, leichter ist es bei monochromatischem Licht. 

 Zu diesem Zweck legt man zur Ablesung ein möglichst monochro- 

 matisches gelbes Glas über die Töne. Ist die Schwärzung noch nicht 

 erreicht, so belichtet man weiter, unter Subtraktion der Zeit, die 

 man bedeckt gehalten hatte. 



Ein schwerer Übelstand des Normalpapiers ist seine geringe 

 Dauerhaftigkeit. Käufliche photographische Papiere lassen sich finden, 

 die lange Zeit die gleiche Empfindlichkeit behalten, aber nicht die- 

 jenige des Normalpapieres. Dies kann jedoch durch einführen eines 

 Faktors umgerechnet werden. Die Papiere innerhalb eines Paketes 

 hat Wiesner immer gleich empfindlich gefunden, was ich auch be- 

 stätigen kann, jedoch nicht gleich wie ein neues Paket derselben Marke, 

 so dass der Reduktionsfaktor für jedes Paket bestimmt werden muss. 

 Wiesner wendet für relative Messungen das Papier „Celluloid Vindobona" 

 an, von dem er angibt, dass es fast genau mit Normalpapier über- 

 einstimmt. Ich Hess mir ein Paket dieses Papieres von Wien kommen ; 

 dies war aber wesentlich weniger empfindlich als Normalpapier. Eine 

 andere Schwierigkeit machen diese Papiere noch beim Vergleich mit 

 dem Normalton. Ihre Schwärzungen haben so stark rötliche, bräun- 

 liche, violette Töne, dass der Vergleich mit dem Normalton trotz 

 des gelben Glases schwer wird. Es ist schwer, ein genügend mono- 

 chromatisches gelbes Glas zu finden '). 



Die Hebung dieses Übelstandes gelang mir durch Anwendung von 

 „Wynnes Infallible Exposuremeter ", nach dem Vorgang von Stehler und 

 Volkart. Dieser für photographische Zwecke hergestellte Apparat hat 

 mir für Lichtmessungen vorzügliche Dienste geleistet. Der Apparat hat 

 die Form einer Taschenuhr. Die hintere Schale ist drehbar. Durch eine 

 daran befestigte Feder drückt sie ein Wolltuch, vor welchem eine 

 runde Scheibe lichtempfindliches Papier liegt, an eine vordere Metall- 

 platte. In dieser ist ein kleiner Ausschnitt, durch welchen das licht- 

 empfindliche Papier auf der Oberseite dem Licht ausgesetzt wird. 

 Links und rechts dieses kleinen Schlitzes sind konstante Farbtöne. 

 Das ganze ist mit einem Glas bedeckt. Beim drehen der hintern 



*) [Jber die Hebung diverser Übelstände durch andere Papiere siehe in Wiesners 

 Lichtgenuss der Pflanzen, Leipzig 1907. 



