16 Elsa Deuss. 



zienten und die spezifische Wärme dieses Metalles zu ermitteln und 

 verband hiermit wegen der soeben erwähnten Diskrepanz der Schmelz- 

 i;emperatur eine Revision des Schmelzpunktes. Die Anregung zu 

 dieser Arbeit verdanke ich meinem hochverehrten Lehrer, Hrn. Prof. 

 Dr. A. Kleiner. 



I. Der thermische Ausdehnungskoeffizient des Rubidiums. 



Der Weg, den ich bei der Untersuchung des Rb. einzuschlagen 

 Chatte, war mir zum Teil durch die chemischen Eigenschaften des 

 Elementes gegeben, vor allem durch die ausserordentlich ausgeprägte 

 Neigung des Metalles zur Oxydation und zwar nicht nur im W^asser, 

 ■sondern schon in Luft, welche das Arbeiten mit diesem Körper wesent- 

 lich erschwert. Die Ermittlung des linearen Ausdehnungskoeffizienten 

 war infolge dieser Eigenschaft von vornherein unmöglich. Von den 

 Ijeiden Methoden, der Dilatometer- und der hydrostatischen Methode, 

 mittelst welcher der kubische Ausdehnungskoeffizient bestimmt wird, 

 wählte ich die erste, als die für meinen Zweck geeignetere. Vor 

 allen Dingen hatte ich das Rb. vor Sauerstoff aufs Peinlichste zu 

 schützen. Um es von seiner ursprünglichen Grlashülle, in die es vom 

 Lieferanten eingeschmolzen war, zu befreien, musste es aus derselben 

 herausgeschnitten und direkt in das Dilatometer gebracht werden, 

 während sich alles, auch das Dilatometer unter Paraffinöl befand. 

 Meine Aufgabe bestand nun darin, den Ausdehnungskoeffizienten des 

 in Paraffinöl befindlichen Rb. zu bestimmen. Um dies zu ermöglichen, 

 musste ich in erster Linie denjenigen des Öls kennen. Bekanntlich 

 kann bei dem von mir angewandten Verfahren der wahre Ausdeh- 

 nungskoeffizient einer Flüssigkeit nicht direkt ermittelt werden; viel- 

 mehr haben wir für ihn die Beziehung: 



<1) a = ß-hr, 



worin « den wahren, ß den scheinbaren Ausdehnungskoeffizienten der 

 Füllflüssigkeit, y den Glasausdehnungskoeffizienten bedeuten. Zu- 

 nächst hatte ich also die Glasausdehnung zu bestimmen. 



Das mir zur Verfügung stehende Dilatometer war ein, mit Stopfen 

 oben verschliessbares Glasgefäss mit daran angesetzter, nach oben 

 umgebogener Kapillare'). Diese Kapillare war in 35 Centimeter-Skalen- 

 teile eingeteilt, diese wieder in Millimeter, so dass die Hundertstel- 

 skalenteile noch ziemlich genau geschätzt werden konnten. Vor dem 

 •Gebrauch hatte ich das Volumen der einzelnen Dilatometerteile durch 

 Auswägen mit gut ausgekochtem Quecksilber bestimmt. Die Be- 



^) Viele Dissertation von August Thum, 1906, pag. 65. 



