24 Elsa Deuss. 



30 cm Höhe und 18 cm Durchmesser, das mit Paraffinöl gefüllt war, 

 genügend lange Zeit konstant gehalten. 



Bei den Versuchen mit der Anfangstemperatur 41° u. 51° C. 

 (über der Schmelztemperatur) platzte die Kapsel, in die das ßb. ein- 

 gelötet war, und es drang etwas von dem Metall heraus ; es musste 

 das Metall umgegossen, gereinigt und von neuem im Dilatometer nach 

 dem üben angegebenen Verfahren seine Masse bestimmt werden. In 

 der Folge wurde davon abgesehen, das Metall in eine Kupferkapsel 

 einzuschliessen, auch u. a. aus dem Grunde, weil beim Erhitzen über 

 den Schmelzpunkt in geschlossener Kapsel infolge der starken Aus- 

 dehnung des Öls und daheriger Drucksteigerung in der Kapsel Schmelz- 

 temperatur und Schmelzwärme geändert worden wären. Das Rubidium 

 wurde, nachdem einmal seine Masse bestimmt war, in ein offenes, 

 dünnwandiges, ebenfalls gewogenes Glasgefäss mit etwas Paraffinöl 

 gebracht und bei jedem Versuch das Gesamtgewicht bestimmt; variabel 

 war also dabei nur das bei den Versuchen im Glasgefäss mitgenom- 

 mene Ölgewicht. Um ein Zerspringen des Glasgefässes beim Schmelzen 

 des Rubidiums zu vermeiden, wurde darauf geachtet, die Erwärmung 

 und damit das Schmelzen von oben beginnen zu lassen. 



Über die, bei diesen kalorimetrischen Messungen verwendeten 

 Instrumente sei Folgendes erwähnt: 



Die Thermometer. 

 Alle Temperaturen wurden mit Hg-Thermometern bestimmt. Für 

 die Anfangstemperaturen des Versuchskörpers wurden folgende Thermo- 

 meter benutzt: Für die Temperaturen 35°, 41"^ und 51° ein bis 52° 

 zeigendes Baudin-Thermometer, das seit dem Jahre 1886 im Gebrauch 

 steht; sein Eispunkt zeigte sich nach meiner eigenen Aichung fix. 

 Für die Versuche bei 41° und 51° musste ich eine Korrektur wegen 

 des herausragenden Hg-Fadens anbringen, die ich nach der im Bei- 

 schein angegebenen Formel ausführte. Es war in zehntel Grade ein- 

 geteilt, die hundertstel Grade Hessen sich ziemlich ^enau schätzen. 

 Für 140° stand mir ein bis 300° gehendes Thermometer zur Ver- 

 fügung, das nur ganze Grade zeigte. Zur Messung von — 20° ver- 

 wendete ich ein Toluol-Thermometer, das ganze Grade zeigte. Die 

 zehntel Grade konnten noch genau geschätzt werden und Nullpunkt 

 und Nullmarke stimmten miteinander überein. Zur Messung der 

 Kalorimetertemperatur diente ein äusserst feines Hg-Thermometer 

 von Baudin. Das Kapillarrohr hatte einen Durchmesser von 3 mm. 

 Das Gefäss war zylindrisch und sehr dünnwandig. Die Skala reichte 

 von bis 31° C. Zwischen 0° und ]0° C. war eine Erweiterung 

 der Kapillare angebracht, wodurch es bedeutend verkürzt und eine 



