Bestimmung des Wärmeausdehnungskoeffizienten der spezifischen Wärme etc. 25 



Korrektion für den herausragenden Hg-Faden vermieden wurde. Es 

 war in zehntel Grade geteilt; die hundertstel Grade konnten mit ge- 

 nügender Genauigkeit abgelesen werden. Das Thermometer zeigte 

 eine gegebene Temperatur schon nach 5 Sekunden an. Sein Null- 

 punkt erwies sich im Laufe meiner Untersuchungen als nicht konstant. 

 Er sank um 0,09^ C. Zur Messung der Aussentemperatur verwendete 

 ich ein weniger feines Thermometer, das nur in fünftel Grade einge- 

 teilt war und bis 40" zeigte. 



Das Kalorimeter. 



Am zweckmässigsten ist es, bei den Versuchen im Kalorimeter 

 eine Temperaturdifferenz von nicht unter 5° und nicht über 10° her- 

 zustellen. Bei kleineren Temperaturdifferenzen wird deren Messung 

 zu unsicher, bei grossen machen sich die unsicheren Korrektionen 

 wegen des herausragenden Bg-Fadens des Thermometers und der 

 Strahlungswärme zu stark geltend. 



Ich musste zwei Kalorimeter von verschiedenen Volumina ver- 

 wenden: dasjenige bei den Versuchen bei 35 — 20° für Rb. und bei 

 30 — 25° für das Öl war von bedeutend kleinerem Durchmesser, als 

 dasjenige für die übrigen Versuche, da ich mit dem grösseren Kalori- 

 meter keine genügende Temperatursteigerung erreicht hätte. Sie 

 Avaren aus dünnem Kupferblech verfertigt und zylindrisch geformt. 

 Eine seitliche Ausbuchtung mit zwei kleinen Ösen nahm das Thermo- 

 meter auf. Auf diese Weise konnte der erhitzte Körper während 

 des Rührens nicht an das Thermometer gelangen, was natürlich un- 

 richtige Temperaturangaben zur Folge gehabt hätte. Der Wasserwert 

 des Kalorimeters wurde bestimmt als die Summe der Wasserwerte 

 aus verwendetem Kupfer und Lötzinn. 



5. Ausführung der Versuche und ihre Berechnung. 



Für die spezifische Wärme eines Körpers, der seinen Agregat- 

 zustand nicht ändert, besteht die Beziehung: 



(2) (c • m + 2k) (T — t) = {C- M-hUiv) (T—r). 



Hierin bedeutet: M die Masse des erhitzten Körpers (Silber, 

 Glas oder Rb.), C die mittlere spezifische Wärme desselben zwischen 

 t° und r°, c die mittlere spezifische Wärme der Mischungsflüssigkeit 

 zwischen t und r°, Zk den Wasserwert des Kalorimeters und seiner 

 Bestandteile; derselbe besteht aus dem des Kupfers und Zinns des 

 Kalorimeters und dem des Öls und des Thermometers. Letzteren 

 bestimmte ich nach der Formel 0,46 • v, wo ü das Volumen des ge- 

 brauchten Teils des Thermometers bedeutet ; v wird aus der Zunahme 



