36 



Die Erhitzungstemperatur wurde mit einem Richter-Hg Thermo- 

 meter gemessen, das in ganze Grade eingeteilt war und die Fünftel- 

 grade mit der Lupe mit Sicherheit schätzen liess; es war mit 

 einem Eichungsschein der P. T. Reichsanstalt versehen und zeigte bis 

 360° C. Wegen der bestehenden Temperaturdifferenzen im Heizrohr 

 musste eine Korrektur an der direkt abgelesenen Erhitzungstempera- 

 tur angebracht werden, welche nach der im Prüfungsschein ange- 

 gebenen Formel abschnittsweise berechnet und als Summe der ge- 

 fundenen Korrekturen zur abgelesenen Temperatur addiert wurde. 

 Diese Korrektur überstieg nicht 1,8% des vom Versuchskörper 

 durchgemachten Temperatursprunges. Das kurze Hg-Gefäss des 

 Thermometers wurde dicht an das Metall im Heizrohr gebracht. 

 Die Ablesestelle fiel bei dieser Anordnung noch ziemlich weit ins 

 Innere des Ofens, so dass ich das Thermometer zur Ablesung heraus- 

 ziehen musste. Das Hg-Gefäss umwickelte ich mit einer dicken 

 Schicht Asbestpapier, damit es sich während der möglichst rasch 

 besorgten Ablesung nicht abkühle. 



Da ich bei dieser Anordnung keine Kontrolle über die Tempera- 

 tur im Innern des Ofens hatte, beobachtete ich mittelst Thermo- 

 elementes den Gang und die Konstanz derselben. Der Ofen wurde 

 für 150 und 200° mit dem Akkumulatorenstrom, für die höheren 

 Temperaturen mit dem städtischen Wechselstrom geheizt. Die dabei 

 angewandten Stromstärken betrugen 7 — 10 Amperes. Das Anheizen 

 wurde dadurch beschleunigt, dass ich mit einem relativ starken 

 Strom anfing, den ich, in der Nähe der gewünschten Temperatur 

 angelangt, nach und nach auf die nötige Stärke reduzierte. Mittelst 

 eines Rheochords konnte ich die Temperatur innerhalb 7^ — 7^° kon- 

 stant halten. Der Versuchskörper war an einem langen, sehr 

 dünnen Metalldraht befestigt. Um ihn in das Kalorimeter zu be- 

 fördern, fasste ich den Draht sehr lang, kippte den Ofen um, ent- 

 fernte rasch den unteren Pfropfen des Heizrohres, liess den Körper 

 in einem Zuge in das Kalorimeter gleiten und schnitt dann schnell 

 den Draht mit einer Schere entzwei. Der Wasserwert des Draht- 

 endes war so gering, dass ich ihn vernachlässigen konnte. 



