über die magnetischen Eigenschaften der Nickel-Kobalt-Legieningen. 431 



Die Messung des Drehmomentes. 

 Die zur Messung des Drehmomentes zur Verwendung gebrachte 

 Einrichtung stimmte in ihren wesentlichen Teilen mit dem schon 

 von F. Hegg') beschriebenen Apparate überein. (Vergl. Fig. 3a 

 und 3 b.) Eine vertikale Achse (a), auf deren Verlängerung sich 

 das zu untersuchende Ellipsoid (E) befindet, ist mit kegelförmig aus- 

 ^eschliffenen Saphirsteinen bester Qualität zwischen zwei glasharten 



Fig. 3 a. 



Fig. 3 b. 



Stahlspitzen ('p) gelagert. An dieser Achse ist in einer Horizontal- 

 ebene eine Spiralfeder (r) aus Phosphorbronze angebracht, die anderer- 

 seits auch mit einem zur Achse konzentrischen starren Ring fest ver- 

 klemmt ist ; durch die Deformation dieser Feder wird das Drehmoment 

 magnetischen Ursprungs im Gleichgewicht gehalten und gemessen. 



Die schliesslich zur Verwendung gekommene Feder war das 

 Produkt langwieriger Versuche und unangenehmer Enttäuschungen. 

 Die zuerst ins Auge gefassten sog. kompensierten Schraubenfedern 

 zeigten starke Nachwirkungen und auch sonstige, unaufgeklärt ge- 

 bliebene Unregelmässigkeiten. Die verhältnismässig grossen Kräfte, 

 die bei den vorliegenden Untersuchungen ins Spiel träten (es waren 

 Drehmomente bis zu 270000 Dyn • cm zu messen) verlangten relativ 



') F. Hegg; 1. c. 603. 



Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich. Jabrg 56. 1911. 



29 



