über die magnetischen Eigenschaften der Niclcel-Kobalt-Legierungen. 435 



soid. Dieses Stäbchen konnte nun sehr rasch durch Lösen zweier 

 Schräubchen von dem Rahmen abgehoben werden, so dass sich das 

 Auswechseln der einzelnen Ellipsoide ebenso einfach gestaltete, 

 wie bei der schon besprochenen Einrichtung für die höheren Tem- 

 peraturen. 



Eine Voruntersuchung ergab, dass der vorerwähnte Rahmen 

 nicht völlig unmagnetisch war, sondern bei den grössten ver- 

 wendeten Feldstärken einen maximalen Ausschlag von 2 mm auf der 

 Skala gemessen verursachte. Die dadurch notwendigen Korrekturen 

 wurden bei den Messungen berücksichtigt. 



D ie Tempera türm essu ng . 



Die Temperaturen wurden mittelst eines Le Chäteli er- Ele- 

 mentes aus Platin-Platinrhodium gemessen, wie sie W. C. Heraeus 

 seit vielen Jahren in grosser Zahl geliefert hat. Die E. M. K. 

 dieses Thermoelementes für die Schmelztemperaturen verschiedener 

 Metalle als Fixpunkte wurde mit den Angaben eines dem Element 

 beigegebenen Aichscheines verglichen, der von der Physikal. Tech. 

 Reichsanstalt für ein Thermoelement aus dem gleichen Material 

 ausgestellt worden war. Es wurden die Metalle Pb, Sn, Zn, Sb, 

 Ag und Au verwendet und die kleinen, sich als notwendig erwiese- 

 nen Korrekturen überall angebracht. 



Die Thermo-E.M. K. wurde mit einem Kompensationsapparat 

 nach Francke gemessen, der gestattet, die Zehntel-Promille der 

 E. M. K. noch zu schätzen, was einer bis auf die Zehntelgrad ge- 

 nauen Temperaturmessung gleichkommt. Das die Fundamentalspan- 

 nung liefernde Weston'sche Normalelement von der E.M. K. 

 E = 1,0188 (1 -0,000038 [e — 20]) wurde im Verlauf der ganzen Arbeit 

 zwei Kontrollaichungen unterzogen. Die Einstellung des Kompensations- 

 apparates wurde mit einem Drehspulengalvanometer und auf trans- 

 parenter Skala objektiv sichtbarem Lichtfaden vorgenommen, wobei 

 einer Veränderung der Temperatur um ' io° C. ein Ausschlag des 

 Lichtfadens von 3 mm auf der Skala entsprach. 



Methode der Beobachtungen und Disposition der Apparate. 



Es erübrigt noch zu bemerken, dass der das Feld erregende 

 Magnetstrom mittelst eines Präzisionsinstrumentes von Siemens & 

 Halske gemessen wurde, bei dessen Aufstellung besonders darauf 

 geachtet wurde, dass es sich ausserhalb aller störenden Magnetfelder 

 befand. 



Da auch die endgültig zur Messung des Drehmomentes ver- 

 wendete Spiralfeder nicht völlig frei von einer gewissen elastischen 



