über die magnetischen Eigenschaften der \ickel-Kohalt-Legierungen. 448 



Dieser Umstand war wichtig, weil darauf Wert zu legen war, 

 dass der Ofen ein flachverlaufendes Temperaturmaximum zeige, gross 

 genug, um in einem Raum teil von der Grösse des Versuchskörpers 

 keine nennenswerten Temperaturdifferenzen aufzuweisen. Dieser Ort 

 maximaler Temperatur musste für die Messungen nut dem Ort maxi- 

 maler Kraftwirkung im Magnetfeld und mit dem Versuchsobjekt 

 selbst zur Koinzidenz gebracht werden. Es musste also nach einem 

 andern neutralen Gas Ausschau gehalten werden. 



Da empfahl sich zunächst wieder der Stickstoff, der zuerst durch 

 Überleiten von Luft über glühende Kupferspäne gewonnen wurde, 

 worauf er mittelst konzentrierter Schwefelsäure getrocknet, durch 

 ein dünnes Quarzglasröhrchen in den Ofen einströmte. Die Tem- 

 peraturverteilung wurde durch diesen Stickstoff in keiner Weise mehr 

 gestört, dagegen vermochte er eine leichte Oxydation des Ellipsoides 

 nicht zu verhindern. Ein eingeschalteter Versuch mit im völlig luft- 

 freien Kipp'schen Apparat hergestelltem Kohlendioxyd führte zu weit 

 schlechteren Resultaten. Ein erneuter Versuch mit über glühenden 

 Kupferspänen gereinigtem ßombenstickstoff befriedigte schliesslich. 



Zur Verwendung gelangte ein Nickelofen, der gewöhnlich bis 

 zu 1100^ und 1200°C gebraucht wurde, gelegentlich aber auch mehr- 

 fach Temperaturen über 1300° aushielt. In der Regel fand jedoch 

 für die höchsten Temperaturen ein Platinofen Verwendung. 



Der Nickelofen war 90 mm lang und besass eine lichte Weite 

 von 15 mm. Die Dicke des Nickelmantels betrug 2 mm. Die Heiz- 

 bewicklung bestand aus 0,7 mm Nickeldraht. Dieser Ofen wies ein 

 äusserst flaches Temperaturmaximum auf, das auf einer Länge von 

 15 mm noch bei 800 °C einen Temperaturabfall von nur b°/oo aufwies. 



Der Platinofen hatte eine Länge von 80 mm, 14 mm lichte 

 Weite und die Dicke des Mantels betrug 1 mm. Die Bewicklung 

 bestand aus Platinband. Das hier erreichte Temperaturmaximum 

 war nicht so flach, zeigte jedoch immer noch auf 1 cm Länge nicht 

 mehr als ungefähr 6 "/oo Abweichung vom Maximalwert. Die Führung, 

 Regulierung und Messung des Heizstromes war im übrigen hier ganz 

 entsprechend der früher beschriebenen Anordnung durchgeführt. 



Die Tempera turm essung . 

 Ein Platin-Platinrhodium-Element von der gleichen Art, wie 

 das schon beschriebene, und in gleicher Weise kontrolliert, diente 

 zur Temperaturmessung. Von Anfang an war darauf Wert gelegt 

 worden, die Temperatur direkt am Versuchsobjekt zu bestimmen. 

 Zu diesem Zweck musste das Thermoelement auf dem Quarzstäbchen. 

 <3as gleichzeitig die Substanz trug, befestigt werden. Weiter hinten 



