Ober die magnetischen Eigenschaften der Nickel-Kobalt-Legierungen. 445 



Die Apparate waren so aufgestellt, dass sowohl der die Stel- 

 lung des Kompensationsapparates, als auch der die Lage des Pendel» 

 kontrollierende Lichtfaden auf zwei übereinander befindlichen trans- 

 parenten Skalen gleichzeitig beobachtet werden konnten. Dicht vor 

 dem Beobachter befanden sich ferner die drei Instrumente, welche 

 den Magnetstrom und die beiden durch die Kompensationsspulen flies- 

 senden Ströme zu messen hatten. Sämtliche Regulierwiderstände 

 konnten ebenfalls vom Beobachter bedient werden, ohne dass er 

 seinen Platz verliess. 



Vor jeder Versuchsserie wurde mit einer der erwähnten, mit 

 Aichsubstanz gefüllten Glaskugeln die Konstante Ä des Apparates verifi- 

 ziert. Hierauf wurde der Ofen wieder so zwischen die Pole gesetzt^ 

 dass sein Temperaturmaximum wieder mit dem Ort maximaler Kraft- 

 wirkung im Feld koinzidierte. 



Es waren im Verlauf der Untersuchung Kräfte von sehr ver- 

 schiedener Grösse zu messen, so dass die grösste Kraft etwa das 

 3000-fache und mehr der kleinsten Kräfte ausmachte. Dies war 

 möglich durch regulieren des die bewegliche Kompensationsspule 

 durchfliessenden Stromes von 0,012 bis 0,12 Amp. und des die feste 

 Spule durchfliessenden Stromes von bis 14 Ampere.^) Die Ein- 

 richtung höher zu beanspruchen wäre nicht ratsam gewesen. 



Zum Schlüsse möchte ich nicht unterlassen, hier zu bemerken, 

 dass ich die Vergünstigung genoss, einen Grossteil der hier bespro- 

 chenen Einrichtung, ohne grosse Veränderung von Herrn G. Foex-) 

 übernehmen zu dürfen, der auch die Freundlichkeit hatte, mich mit 

 der Technik der Messungen vertraut zu machen, wofür ihm auch an 

 dieser Stelle herzlich gedankt sei. 



Die Bestimmung der Apparatkonstante. 

 Die kleinen Glaskugeln, die zur Aufnahme der Aichflüssigkeiten 

 dienten, wurden zuerst im leeren Zustand auf ihre magnetischen 

 Eigenschaften geprüft, denn es hatte sich gezeigt, dass einige dieser 

 Kugeln durch eine zufällige Beimengung, wahrscheinlich von Eisen, 

 im Glas erheblich magnetisch waren. Es wurde dann nur völlig un- 

 magnetisches Glas verwendet. Zur Prüfung der Konstanz der Empfind- 

 lichkeit des Apparates vor jeder einzelnen Versuchsreihe diente eine 

 Kugel mit Kobaltnitrat von günstigen Dimensionen, deren Glas zwar 

 wahrscheinlich nicht völlig unmagnetisch war ; was für diesen Zweck 

 jedoch nichts auf sich hatte. 



') Verschiedene Nebenschlüsse zu dem hierzu benutzten Amperemeter gestatteten 

 stets die genügende relative Genauigkeit zu erreichen. 

 2) P. Weiss & G. Foex; 1. c. 



