514 Otto Schwab. 



seiner Temperatur. Sie fanden alle, dass der Widerstand w< bei der 

 Temperatur t° sich darstellen lässt durch folgende Formel : 



(1) tVf = IV, (l+at—b P). 



Hier bedeutet iv^ den Widerstand des Drahtes bei der Tem- 

 peratur /^ = 0°, und a und h zwei konstante Materialkoeffizienten. 

 (Für weitere Einzelheiten vergl. die erwähnte Literatur.) 



Sind die drei Werte von iv,, a und h einmal genau bestimmt 

 worden, so wird man jederzeit auf die Grösse der Temperatur, 

 welcher der Draht ausgesetzt ist, schliessen können, wenn sein 

 momentaner Widerstand gemessen ward. 



Aus Gleichung (1) folgt nämlich : 



oder, nach passender Umformung: 



Nun ist aber: 



w, = 2,567 5 I 



« = 0,003 914 > (Vergl. Abschnitt III, A.) 

 ^> = 0,000 000 588) 



Setzt man diese Werte in Gleichung (2) ein, so erhält man jetzt 

 als endgültige Temperaturformel: 



(3) t = 3328,39 — 813,872 • 1/19,2921 — w, 



Das allen meinen Temperaturmessungen zu Grunde gelegte 

 Platinpyrometer stammte von der Cambridge Scientific Instrument 

 Company. Seine Einrichtung war im wesentlichen dieselbe wie bei 

 meinen Versuchsobjekten, nur mit dem Unterschied, dass hier das 

 Porzellanrohr vier Zuleitungsdrähte aus Kupfer enthielt. 



Die beiden Porzellanröhren von Pyrometer und Versuchsobjekt 

 wurden jeweilen von verschiedenen Seiten bis in die Mitte des Heiz- 

 rohres hineingeschoben, und nach Konstantwerden der Temperatur 

 die beiden Widerstandsgrössen gemessen. 



Die ganze Einrichtung beider Objekte war derart gewählt 

 worden, dass sich die Widerstandsmessung mit Hülfe der Wheat- 

 stoneschen Drahtkombination aasführen Hess. Dabei musste 

 dasjenige Verfahren das günstigste sein, das in möglichst kurzer 

 Zeit eine genaue Messung ermöglichte und ausserdem augenblicklich 

 anzeigte, wenn aus irgend einem Grunde die sonst konstant erhaltene 

 Temperatur sich veränderte. 



