516 Otto Schwab. 



die Mitte des Messdrahtes gebracht, so konnte im Stöpselrheostat i? 

 soviel Widerstand eingeschaltet werden, dass beim Schliessen des 

 Hauptstromes und der Brücke diese beinahe stromlos blieb. 



Wird der zu bestimmende Platinwiderstand mit J^ und der 

 Widerstand des Rheostaten mit H bezeichnet, so muss bei Strom- 

 losigkeit der Brücke und dieser Anordnung nach Gleichung (5): 

 X = B sein, d.h. Die Grrösse des gesuchten Widerstandes JT 

 kann direkt am Rheostaten abgelesen werden. 



Da nun aber der verwendete Rheostat als kleinste Widerstands- 

 einheit nur 0,1 Ohm enthielt, war es im allgemeinen auf diese Weise 

 nicht möglich, den Brückenstrom ganz zum Verschwinden zu bringen. 

 Das Galvanometer zeigte z. B. bei zwei um 0,1 Ohm sich unter- 

 scheidenden Rheostatenwiderständen zuerst einen negativen, dann 

 einen positiven Ausschlag, woraus folgt, dass der genaue Widerstand 

 zwischen diesen beiden Grenzen liegt. Nun ist aber bekanntlich die 

 Stromstärke dem Ausschlag, und die kleine Widerstandsänderung der 

 Stromstärke proportional, woraus folgt, dass das kleine Korrektions- 

 glied, das zu dem am Rheostaten abgelesenen Widerstand addiert 

 werden muss, direkt proportional mit dem Galvanometerausschlag 

 ist, und aus je einem positiven und negativen berechnet werden kann. 



Die Symmetrie der Brücke wurde vor jeder Messung durch zwei 

 gleiche Widerstände kontrolliert. 



Die Kontakte wurden mit Quecksilber hergestellt. 



Alle die Vorteile, die ich über die Bestimmung des Pyrometer- 

 widerstandes vermittelst der Wheatstone'schen Drahtkombination 

 angegeben habe, lassen sich ohne weiteres übertragen auf die zu 

 untersuchenden Metalle. Ich habe daher bei diesen Messungen im 

 wesentlichen die gleiche Versuchsanordnung getroffen, wie sie in 

 Fig. 4 zur Messung des Platinwiderstandes schematisch dargestellt 

 ist. Einzig bei der Anlegung der Brücke in O2 habe ich eine kleine 

 Änderung vorgenommen, indem ich sie durch das Porzellanrohr hin- 

 durchführte und direkt mit dem, dem Rheostaten näher gelegenen 

 Ende des Versuchsdrahtes verlötete (Draht C in Fig. 2), um mir so 

 eine vierte Leitung zu ersparen. 



Bei Stromlosigkeit der Brücke gilt dann natürlich auch hier die 

 Gleichung: X = R. 



In Fig. 5 ist ausser einem Längsschnitt a — ß durch den Glühofen 

 die ganze Versuchsanlage schematisch dargestellt, wie sie bei den 

 Messungen höherer als Zimmertemperaturen verwendet worden ist. 

 Die linke Hälfte diente zur Bestimmung des Platin Widerstandes, also 

 der Temperatur, während rechts die zu bestimmenden Widerstände 

 der Versuchsobjekte selbst gemessen wurden. 



