518 Otto Schwab. 



III. Praktische Ausführung. 



A. Aichung des Pyrometers. 



Um einen beliebigen Platindraht als Thermometer benutzen zu 

 können, ist die Kenntnis der in den Gleichungen (1) u. f. mit il\, a 

 und h bezeichneten Grössen unerlässlich. Es handelte sich daher in 

 erster Linie darum, diese Grössen möglichst genau zu bestimmen. 



w^ konnte leicht direkt gemessen werden, indem das den Platin- 

 draht umhüllende Porzellanrohr in schmelzendes Eis gestellt und 

 mit den Ablesungen zugewartet wurde, bis der ganze Draht die 

 Temperatur ^ = O*' angenommen hatte. 



Die durch die Brücke fliessenden Ströme wurden mit einem 

 Wiedemannschen Spiegel - Galvanometer gemessen. Die Distanz 

 {D = 1570 mm) zwischen Spiegel und Skala war so gross, dass 

 tgq) —- c ' s angenommen werden durfte, wenn s die Zahl der ab- 

 gelesenen Skalenteile und c eine Konstante bedeuten. Infolgedessen 

 ist die Stromstärke direkt proportional mit s. 



Angenommen man habe bei konstanter Temperatur und einem 



Rheostatenwiderstand von -r^: Ohm einen negativen Ausschlag von 



Sj Skalenteilen, bei — ^ — Ohm einen positiven von s^ Skalenteilen 



erhalten, so wird nach den Erwägungen im vorigen Abschnitt die 

 Proportion erfüllt sein : s^ : (s^ + So^ — ^ : 0,1 , wobei z/ die kleine 



Widerstandsgrösse bedeutet, die zur Angabe ^ des Rheostaten 



addiert werden muss, um den genauen Wert des Platinwiderstandes 

 zu erhalten. Aus dieser Proportion folgt: 



Also beträgt jetzt der ganze gesuchte Widerstand : 



Die Empfindlichkeit des Galvanometers wurde so reguliert, 

 dass man im Durchschnitt für je ^ Ohm Widerstandsänderung 

 ca. 100 mm Ausschlag erhielt. Die Ablesungen Hessen sich aber 



mit grosser Sicherheit bis auf -r^r mm genau machen, so dass kleme 



1 

 Änderungen des Widerstandes von „^ Ohm, oder 0,05 7oo der 



ß 

 normalen Grösse {w^ = 2,5 ca.) noch nachgewiesen werden konnten. 



