Einfluss der Temperatur auf die Änderung des elektr. Leitungswiderstandes. 519 



Nachdem das Porzellanrohr zirka eine Stunde in schmelzendem 

 Eis gestanden hatte und eine systematische Änderung der Ausschläge 

 nicht mehr konstatiert werden konnte, wurde mit den Messungen, 

 die zur Sicherheit mehrmals wiederholt wurden, begonnen. Ohne 

 einen Kontakt zu ändern, befreite ich sodann das Pyrometer vom 

 Eise, erwärmte es langsam und brachte es in die Dämpfe siedenden 

 Wassers. Nach Konstantwerden dieser Temperatur wurde wieder 

 gemessen, alsdann wieder auf 0° abgekühlt usw., bis genügendes 

 Beobachtungsmaterial vorlag. 



Daraus wurden dann, unter Zuhülfenahme der Methode der 

 kleinsten Quadrate, folgende Werte bestimmt: 



^ = 0°: z<; = 2,5675 



^=98^85: w= 3,5465. 



Zur Bestimmung des ersten Temperaturkoeffizienten a hat man 

 jetzt nach Gleichung (1) : 



w, = tVo{l + at —b f^). 



Für die Grösse b, zu deren experimentellen Bestimmung mir 

 die Mittel nicht zur Verfügung standen, gab die Fabrik, in welcher 

 das Pyrometer hergestellt und geprüft worden ist, folgenden Wert an : 



b = 0,000 000 588. 



Setzt man nun alle bekannten Zahlenwerte in die Gleichung (1) 

 ein, so erhält man daraus: 



rt== 0,003 914. 



Für die gleichen Grössen a und b des Platins haben gemessen : 

 Benoit^): « = 0,002 4.54 



^ --= 0,000 000 594 ■^-'^=^^^^«^^^" 



Holborn ^: « = 0,003 934 1 ^. , .o^n,- ... 



^ = 0;000 000 988P^^^=-1^^"^^^^^"^^ 

 r/ = 0,003 945 1 „.. , ,, ,. .^^., 

 Z, = 0,000 000 584 r"^^==^ ^'' '^^ 



Chappuisu.Harker'): a = 0,003922 \ ^^. _ .o .:, ...o 

 Z^ = 0,000 000 585] ^"^ ^ - ^ ^'^ ^"" 



Jaeger und Disselhorst ^) : 



a = 0,003 840 für /^= 18" bis 100". 



*) Comples Rendus 76. 



-) Wiederaann Annalen 6. 



*j Trav. et Meni. du Bureau int. 12. 



*) AViss. Abh. der Phys. techn. Reichsanstalt 3. 



