520 Otto Schwab. 



B. Widerstandsmessungen an Eisendrähten. 

 1. Allgemeine Bemerkungen. 



Als eine der Hauptbedingungen für genaue Messungen musste 

 gefordert werden, dass die Temperatur im Innern des Heizrohres 

 stationär, d. h. für längere Zeit konstant erhalten werden konnte. 

 Diese Forderung war leicht dadurch erreichbar, dass ich den Heiz- 

 strom auf konstantem Wert erhielt und zwei bis drei Stunden zu- 

 wartete, bevor ich jeweilen mit den Messungen begann. 



Bedenkt man, dass im Innern des Heizrohres, dessen Enden m 

 die Luft der Zimmertemperatur von 15° bis 20" ragten, Maximal- 

 temperaturen von über 1000° herrschten, so ergibt sich von selbst,^ 

 dass nicht in jedem Querschnitt des Rohres (auch bei stationärem' 

 Zustand) die gleiche Temperatur existieren konnte. 



Da ferner mein Temperaturmesser (Glimmerkreuz mit Platin- 

 draht) eine Längenausdehnung von 6 cm hatte, erhielt ich offenbar 

 bei Verwendung seiner gemessenen Widerstandsgrösse aus der Rech- 

 nung eine Mitteltemperatur des Raumes,» über welchen der Platin- 

 draht sich erstreckte. Ebenso wird die gleichzeitig gemessene 

 Widerstandsgrösse des zu untersuchenden Metalles einer gewissen 

 Mitteltemperatur entsprechen. Da nun der Ofen in bezug auf seinen 

 mittleren Querschnitt genau symmetrisch gebaut ist, müssen, bei 

 horizontaler Lage, die Temperaturen in Querschnitten mit gleichen 

 Abständen vom mittleren ebenfalls gleich sein. 



Bringt man nun auch Pyrometer und Versuchsobjekt genau 

 koaxial mit dem Heizrohr und symmetrisch zu dessen mittlerem 

 Querschnitt zur Aufstellung, so muss notwendigerweise die vom 

 Pyrometer angegebene, mittlere Temperatur auch diejenige des Ver- 

 suchsobjektes sein. 



Um übrigens die Grösse des eventuell entstehenden Fehlers 

 nachweisen zu können, insofern Pyrometer oder Versuchsobjekt etwas 

 aus ihrer symmetrischen Lage verschoben würden, habe ich besondere 

 Messungen vorgenommen. Zuerst wurde das Pyrometer bis genau 

 zur Mitte des Heizrohres vorgeschoben, und, wie auch bei allen 

 folgenden Versuchen, an den Enden die Zwischenräume zwischen 

 Heizrohr und Pyrometer durch Asbestschnüre gut ausgestopft, um 

 Luftströmungen in jenem möglichst abzuhalten. Bei stationärem 

 Zustand wurde hierauf der Widerstand gemessen. Dann zog ich das 

 Pyrometer um 3 cm heraus, wartete zu, bis der Widerstand wieder 

 konstant geworden war und mass ihn abermals. Darauf brachte ich 

 das Instrument wieder in seine normale Lage und mass von neuem. 

 Der Mittelwert dieser ersten und dritten Messung lieferte eine 



