542 Otto Schwab, 



ebenfalls gut isolierten Stromkreis eingeschaltet. Da die Leitfähigkeit 

 des Porzellans bei hohen Temperaturen beträchtlich zunimmt, wurde 

 namentlich sorgfältig darauf geachtet, dass im Innern des Heizrohres 

 nirgends eine Berührung mit Glimmer und Leitungsdrähten stattfand. 

 Die Bestimmung des Widerstandes vollzog sich durch Messung von 

 Stromstärke und Spannung. Infolge der ausserordentlich grossen 

 Widerstände bedurfte es auch eines äusserst empfindlichen Strom- 

 messers. Das benutzte Drehspulengalvanometer hatte bei einer Ent- 

 fernung von 160 cm zwischen Spiegel und Skala eine Empfindlichkeit 

 von 2 • 10~^ Amperes. Der innere Widerstand des Apparates betrug 

 900 Ohm. 



Zur Messung des Glimmerwiderstandes selbst wurde die E. M. K. 

 von 250 Bleiakkumulatoren verwendet. 



Bei Zimmertemperatur wurde gefunden : 



^ = o"o00007 87 J p = ^Uß 2<; = 65 049 000. 



Bei der Temperatur von SOO*' C : 

 ?: = 0^000 115 .dp = 51ll^8 w = 4 430 OOO". 



Bei der Temperatur von 900° C: 

 i = o"oOO 359 Jp = bl l'is IV = 1 426 OOO'. 



Bei der Temperatur von 950** C : 

 ?' = 0^000 396 zip ^^11,8 «<;=1293 000! 



Aus diesen Resultaten geht hervor, dass der Widerstand des 



Glimmerplättchens bei einer Temperatursteigerung auf 950° C um 



das zirka fünfzigfache abnimmt, während derjenige des Eisendrahtes 



unter den gleichen Umständen um das zirka zwölffache zunimmt. 



Dementsprechend müsste der Widerstand der als Träger verwendeten 



Glimmerkreuze bei 950° C den Wert von 518 000 Ohm annehmen 



(60 mm Länge und 40 mm- Querschnitt). Der aufgewickelte Eisen- 



ß 

 draht hatte einen Maximalwiderstand von ca. 130, so dass der durch 



ihn fliessende, zur Messung benützte Strom durch das Glimmerkreuz 



eine Schwächung von höchstens 0,02 Prozent seines Normalwertes 



erfahren konnte. Der Einfluss auf die gemessenen Widerstandsgrössen 



ist also ein derart kleiner, dass er ohne Bedenken vernachlässigt 



werden darf. 



