Verbesserung des Polaristrobometers, 



Von 

 H. Wild. 



(Hiezu Tafel VII.) 



Für das von mir im Jahre 1865 angegebene Polaristrobometer ') 

 habe ich 1869 eine verbesserte Form beschrieben -) und sodann 

 1883 eine Vervollständigung desselben mitgeteilt ^), welche den 

 Gebrauch des Instrumentes bei weisser Lichtquelle ermöglichte. 

 Seither haben anderweitige Arbeiten mir leider nicht gestattet, 

 mich mit weitern Verbesserungen dieses Apparats zu beschäftigen, 

 so dass derselbe von andern Instrumenten der Art, insbesondere 

 aber von den Halbschatten- Apparaten von Jelett, Cornu und 

 Laurent, sowie von deren Verbesserun geh durch Lippich fast 

 verdrängt worden ist. 



Indessen hat schon Herr Tollens*) bei seinem Messungen 

 mit meinem Polaristrobometer darauf hingewiesen, dass die Ein- 

 stellungen bei demselben bedeutend an Sicherheit gewinnen, wenn 

 man den Analysator mit seinem Hauptschnitt statt um 15", wie 

 ich es angegeben hatte, um einen kleinern Winkel zum llaupt- 

 schnitt der Savart'schen Doppolplatte neige und dann von den 

 zwei hellen und dunklen (^ladranten, die bei der Drehung des 

 Polarisators sich ergeben, die letztern beiden zu den Einstellungen 



') H. Wild. Ueber ein neues Polaristrobometer (Saccharimeter. Diabeto- 

 meter) und eine neue Bestimmung der Drebuugskonstante des Zuckers. Bern 

 18G5 bei Haller. 



-') Ueber die neuste Gestalt meines Polaristrobometers. Bulletin de 

 l'Acad. Imp. des seiences de St.-Petersbourg, T. XIV, jj. 149. 1860. 



^) Ueber den Gebrauch meines Polaristrobometers in weissem Lichte. 

 Ibidem T. XXVIII, p. 4c»5. 188:^. 



^) Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft Bd. 10, S. 1 tu:! und 

 Bd. 11, S. 1800. 1877 und 1S78. 



