Verbesserung des Polaristrobonieters. 63 



den, welches von beiden Einstellungsmomenten die grössere Sicher- 

 heit darbietet: das Verschwinden der scharfen Kante beim Halb- 

 schatten-Apparat oder das Einstellen des hellen Querstreifens 

 durch die Interferenzfransen auf das Fadenkreuz bei meinem 

 Instrument. 



Ebenso ist nur durch das Experiment zu bestimmen, ob 



beim Savart'schen Polariskop der Winkel e ebenso klein wie -^ 



beim Halbschatten-Apparat genommen werden darf, ohne dass die 

 Verdunklung des Gesichtsfeldes der Wahrnehmbarkeit der Inter- 

 ferenzfransen allzusehr Eintrag thut und so die Sicherheit der Ein- 

 stellung wieder gefährdet. 



Es fragt sich endlich noch, ob nicht bei der sogen. Null- 

 punktseinstellung, d. h. der Einstellung ohne Zwischenschaltung 

 eines aktiven Körpers und derjenigen Einstellung, wo eine mehr 

 oder minder drehende Substanz in den Apparat eingelegt worden 

 ist, sich ein Unterschied in der Empfindlichkeit zeige. Auch da 

 kann wieder nur der Versuch Näheres lehren und zeigen, ob und 

 inwiefern in dieser Beziehung bei den beiderlei Apparaten Unter- 

 schiede bestehen. 



Was nun speciell die letzte von mir angegebene Form des 

 Polaristrobonieters (siehe das 2. Citat auf S. 1) betrifft, so schien mir 

 dieselbe, abgesehen von der erörterten veränderlichen Einstellung auch 

 des Analysators zum Hauptschnitt der Savart'schen Platte noch fol- 

 gender Verbesserungen bedürftig. Die Linse vor dem Polarisator 

 gegen die Lichtquelle hin, in deren Fokus die letztere sich be- 

 finden soll, ist wie beim ersten Apparat wieder aufzunehmen und 

 zur Vermeidung des Seitenlichts das Diaphragma in dem die 

 Lichtquelle (Natrium-Gasflamme) umliüllenden Metall-Cylinder viel 

 kleiner, etwa von 15 mm Durchmesser, zu machen. Zugleich ist 

 der Halter der Lichtquelle (Bunsen'scher Gasbrenner samt seinem 

 Bleehcyliuder und dem Träger des Kochsalz- Löffels) unmittelbar 

 am vordem Ende des Instruments zu befestigen, so dass ein Auf- 

 suchen der Lichtquelle beim Beobachten nicht mehr nötig ist uiul 

 somit auch eine Drehbarkeit um eine vertikale und horizontale 

 Achse des Instrumenten-Körpers an seinem Fuss entbehrlich wird. 

 Da es ferner offenbar ganz gleichgültig ist, ob sich die Savart'sche 

 Doppclplatte unmittelbar vor dem Objektiv des auf parallele 



