64 H. Wild. 



strahlen eingestellten Fernrohrs oder in einiger Entfernung davon 

 belinde und ob die Röhre mit der drehenden Flüssigkeit sich 

 zwischen ihr und dem Polarisator oder zwischen ihr und dem 

 Analysator (beim Fernrohr) sich befinde und ob der letztere beim 

 Okular der Fernrohrs oder vor seinem Objektiv eingeschoben sei, 

 so war zur weitern Vermehrung der Bequemlichkeit des Beobach- 

 ters und Handlichkeit des Instrumentes nachstehende veränderte 

 Anordnung seiner Teile möglich. 



Die Savart'sche Doppelplatte wird unmittelbai- hinter dem 

 Polarisator in fixer Lage angebracht, der letztere ist zwar auch 

 noch drehbar, aber nur um 45^, indem er die bisherige Rolle des 

 Analysators in Bezug auf die Doppelplatte übernimmt, und der 

 Winkel a resp. e seines Hauptschnitts mit dem der letztern ist 

 an einer einfachen Grad-Teilung auf kleinerer Kreisscheibe mit 

 einem an seiner Fassung sitzenden Zeiger, der auch zur Drehung 

 dieser Fassung dient, abzulesen. Es folgt dann nach hinten zu 

 die Flüssigkeitsröhre und darauf der Analysator, dessen Winkel v 

 mit dem Hauptschnitt der Doppelplatte, resp. mit seiner verdreh- 

 ten Stellung durch die aktive Substanz, an dem mit ihm sich 

 drehenden Teilkreise durch feststehende Verniere mittels Lupen 

 abgelesen werden können. 



An dem Halter der Verniere ist zuletzt auch das ebenfalls 

 feststehende Fernrohr angebracht. 



Es schien mir endlich behufs genauer Vergleichung der 

 Leistungsfähigkeit der beiderlei Apparate wünschenswert, das neue 

 Instrument so einzurichten, dass es ebensowohl als Halbschatten- 

 Apparat wie auch als Polaristrobometer mit Savart'scher Doppel- 

 platte benutzt werden kann. Dies ist aber bei der erwähnten 

 Anordnung leicht dadurch möglich, dass man die letztere mit 

 ihrer Fassung entfernen und durch einen Halbschatten-Polarisator 

 mit entsprechender Fassung ersetzen kann und dass sich beim 

 Fernrohr statt des auf den Fokus des Objektivs eingestellten Oku- 

 lars mit Fadenkreuz ein schwächeres Okular einschieben lässt, 

 das auf das Bild der Halbschatten-Blende im Fernrohr eingestellt 

 wird. Man wird durch diese kleinen Zugaben nicht bloss unter 

 übrigens ganz gleichen umständen den Halbschatten- Apparat und 

 mein Polaristrobometer zu Messungen nacheinander benutzen 

 können, sondern es dem Beobachter auch ermöglichen, diejenige 



