Verbesseruiiij des Polaiisticiliometers. (37 



die Feder in y angedrückte Ende des beweglichen vertikalen 

 Armes stüsst und selbst mit dem Federhause an einei-, am festen 

 vertikalen Arm u befestigten Gabel sitzen. Indem dabei der 

 bewegliche Arm gegen den festen gedreht wird, bewirkt er eine 

 entsprechende Drehung der Kreisscheibe, weil das Getriebe im 

 erstem infolge der stärkern Reibung seiner Achse sich nicht dreht, 

 sondern durch sein seitliches Fortrücken das Rad in Bewegung 

 setzt. Man kann so ohne weiteres, d. h. ohne einer besondern 

 Klommung zu bedürfen, nach Belieben die grobe oder feine Ein- 

 stellung gebrauchen. Die horizontalen Arme h und li tragen die 

 diametral gegenüberstehenden, an die bis zum Rande der Kreis- 

 scheibe gehende Teilung anstossende Verniere, zur Ablesung der 

 Drehungen. Der Kreis ist in '/s ^ geteilt, so dass mit den 20 auf 

 19 Teile des Kreises umfassenden Teilen der Verniere noch ein- 

 zelne Minuten abzulesen sind. Hiezu dienen die an einem dreh- 

 baren Arm befestigten Lupen l und V, wobei die Beleuchtung 

 der Teilung durch die an den Lupen-Fassungen drohbar befestig- 

 ten Spiegel i und i' geschieht, indem sie bei passender Stellung 

 das durch den obenerwähnten Ausschnitt des Lampen-Kamins 

 austretende Licht der Flamme auf die Teilung werfen '). 



Das Fernrohr T besitzt ein Objektiv von 70 mm Brennweite 

 und zwei zu vertauschende Okulare. Das eine, für den Gebrauch 

 mit der Savart'schen Doppelplatte bestimmte hat eine Brennweite 

 von ungefähr 20 mm und in seinem P]inschiebrohr ein Diaphragma 

 mit Fadenkreuz der bisherigen Form, auf welches das für sich 

 noch bewegliche Okular durch schraubenförmige Drehung um seine 

 Achse vom jeweiligen Beobachter eingestellt wird. Dabei befindet 

 sich das Fadenkreuz ohne w'eiteres im Brennpunkt des Objektivs, 

 wenn das ganze Okularrohr bis zum Ansatz in das Objektiv-Rohr 

 eingeschoben wird, und eine in einen Schlitz eingreifende Nase 

 sichert dem Fadenkreuz die richtige Stellung seiner Arme. Das 

 andere Okular, welches mit dem llalbschatten-Nikul zu kombinieren 

 ist, hat eine Brennweite von ungefähr ;'.() mm, vergrössert also 

 weniger als das erstere und wird jeweilen mit seinem Rohr vom 



') Aehnliche Vorkehrungen zur Beleuchtung,' der Ki-eisteilung von der 

 als Lichtquelle benutzten Lampe aus findet man bereits bei andern Sacchari- 

 metern, so dass wir in dieser Beziehung keinen Anspruch auf Originalität 

 erheben. 



