70 H. Wild. 



Zur Justierung des Instrumentes ist endlich auch noch die 

 Prüfung der Verschluss-Glasplatten der Flüssigkeitsröhren 

 zu rechnen. Dass dieselben durch zu starkes Anpressen an die 

 liöhren-Enden doppelbrechend werden und das Messungsresultat 

 so beeinträchtigen können, ist allgemein bekannt und wird daher 

 vom Beobachter ohne weiteres vermieden werden. Schlecht ge- 

 kühltes oder nicht homogenes Spiegelglas verhält sich aber ebenso 

 und es ist daher rätlich, die Verschlussplatten vor dem Gebrauch 

 daraufhin zu untersuchen. Es geschieht dies am besten vermittelst 

 der Savart'schen Doppelplatte im homogenen Natriumlicht. Man 

 stellt den Zeiger des Polarisators etwa auf 5" ein und beobachtet 

 mit dem Fernrohr in den dunkeln Quadranten beim Drehen des 

 Analysators zuerst ohne Flüssigkeits-Köhre das Verschwinden der 

 Interferenz-Fransen in der Mitte des Gesichtsfeldes, resp. das Vor- 

 überwandern am Fadenkreuz eines hellen Querstreifens zwischen 

 komplementären Fransen. Sind die Glasplatten gut, so soll beim 

 Einschalten der leeren Röhre mit ihnen, diese Erscheinung in un- 

 veränderter Deutlichkeit sich wieder manifestieren und die Aus- 

 löschung der Fransen bei derselben Ablesung der Verniere am 

 Kreise erfolgen. Im andern Fall sind die eine oder andere oder 

 beide Verschlussplatten schlecht, was durch Ausschalten der einen 

 und andern leicht zu konstatieren ist. 



Disponiert man über einen guten Kalibermasstab, dessen 

 Nonius mindestens noch 0,1 mm ablesen lässt, so kann auch die 

 richtige Länge der Flüssigkeits-Köhren mit einer für die 

 Zuckerpraxis genügender Sicherheit kontrolliert werden. Es reprä- 

 sentiert nämlich obige Grösse den ^rr- Teil der ganzen Länge der 



Flüssigkeitsröhre von 200 mm und für eine Zuckerlösung, die 33 

 bis 34*^ in dieser liöhre dreht, stellt die erwähnte Ablesungsgrenze 

 von 1' an den Vernieren einen entsprechenden Bruchteil der 

 ganzen Drehung dar. 



Diese Justierungen und Prüfungen alle sollen eigentlich be- 

 reits vom Verfertiger des Instruments ausgeführt sein, so dass 

 vorstehende Bemerkungen dem Beobachter mehr nur eine Kontrolle 

 genügender Erfüllung oder die Korrektion etwaiger ^'eränderungen 

 oder Verstellungen beim Transport ermöglichen sollen. 



Gebrauch des Instruments als Polaristrobometer. 

 Nach Einsetzung der Savart'schen Doppelplatte und des betreffen- 



