Verbesserunfr iles Polai'istrobometers. 71 



den Okulars im Fernrohr ^^■ird je uaeli der Helligkeit der homo- 

 genen Lichtquelle und dem Durchsichtigkeitsgrad der zu unter- 

 suchenden Flüssigkeit der Zeiger des Polarisators an der kleinen 

 Kreisteilung auf einen grossem oder kleinern Winkel eingestellt. 

 A\'ir haben Seite 60 gesehen, dass die Genauigkeit der Messung 

 um so grösser wird, je kleiner dieser Winkel genommen werden 

 kann, ohne dass eine allzugrosse Verdunklung des Gesichtsfeldes 

 und damit eine ungenügende Wahrnehmbarkeit der Interferenz- 

 streifen im gegebenen Fall eintritt. Bei der dem vorliegenden 

 Apparat beigegebenen Gaslampe mit Natriumlicht — Kochsalzperle 

 oder Kochsalz in Flatinsieb-Löffel in der Flamme des Bunsen'schen 

 Brenners — und bei Anwendung reiner Zuckerlösung von 200 g 

 auf 1 Liter Lösung erschien 5" als passendster Winkel der Polari- 

 sations-Ebene des Polarisators mit dem Hauptschnitt der Savart'- 

 schen Platte. 



Hierauf stellt man bei leerem Trog durch Drehen des Analy- 

 sators in einem dunkeln Quadranten auf das Verschwinden der 

 Litorferenz-Streifen hinter der Mitte des Fadenkreuzes ein und 

 liest den Kreis an beiden Vernieren ab, wobei man dies 5 — 10 

 Male wiederholt, unter jeweiligem Anschreiben der Ablesungen. 

 Man legt dann die mit der Zuckerlösung (oder einer andern aktiven, 

 zu untersuchenden Flüssigkeit) gefüllte Ivöhre von 200 nun Länge 

 in den Trog und muss nun den Kreis mit dem Analysator von 

 links nach rechts, resp. im Sinne der Bewegung eines Uhrzeigei*s 

 drehen, um wegen der Eechts-Drehung durch den Kohrzucker 

 wieder das Verschwinden der Interferenz-Streifen zu erzielen. Da 

 die Bezifferung am Kreise entgegen der Bewegung eines Uhrzeigers 

 verläuft, so gelangt man hiebei zu grössern Zahlen an demselben. 

 Auch hier macht man wieder 5 — 10 Einstellungen unter Ablesung 

 beider Verniere, worauf die Differenz dieser Ablesungen und der 

 frühern ohne Ivöhre die Grösse der Drehung angiebt. Das Mittel 

 aus den Angaben beider Verniere eliminiert einen allfälligen Excen- 

 tricitätsfehler des Kreises. Dieselben Operationen wiederholt man 

 nach Drehung des Analysators um ISO** im zweiten dunkeln (^)ua- 

 dranten — die zwischen liegenden hellen sind nicht zur Einstellung 

 zu gebrauchen. Der hier erhaltene Drehungswinkel wird durch- 

 weg über die Fehlergrenze der Beobachtung i • e •, ungefähr l', hin- 

 aus vom ersteren abweichen, wofür ][err II. G. van de Sande 



