72 'I. Wild. 



Bakhiiyzen seiner Zeit') die wahren Gründe angegeben hat. 

 Das Mittel aber aus den in den beiden diametral gegenüberlie- 

 genden Quadranten erhaltenen Drehungswinkeln ist, wie derselbe 

 Forscher gezeigt hat, mit genügender Sicherheit als richtig zu 

 betrachten. 



Gebrauch als Halbschatten- Apparat. Will man das 

 Instrument als Halbschatten-Apparat gebrauchen, so ist nach Er- 

 setzung der Savart'schen Platte durch das Halbschatten-Nikol das 

 bisherige Okular mit dem für dieses passende zu ersetzen und 

 bei leerem Trog das letztere so einzustellen, dass die Kante des 

 Nikols scharf erscheint^). Ist der Zeiger des Polarisators auf 5" 

 eingestellt, was unter den oben angegebenen Umständen auch in 

 diesem Fall als der passendste Winkel erscheint, so muss man zur 

 Herstellung gleicher Helligkeit oder besser Dunkelheit der beiden Ge- 

 sichtsfeld-Hälften den Analysator um ungefähr 2'/2" gegenüber der 

 Nullpunktstellung bei der Savart'schen Platte zurückdrehen. Dieser 

 neue Nullpunkt oder Ausgangspunkt wird wie dort durch 5 — lOmalige 

 Wiederholung der Einstellung unter Ablesung beider Verniere am 

 Kreis genauer bestimmt und ebenso nach Einlegen der Röhre mit der 

 drehenden Substanz und Ausziehen der Okularröhre, bis die Kante 

 des Halbschatten-Nikols wieder deutlich erscheint, durch eine ent- 

 sprechende Zahl von Einstellungen auf gleiche Intensität der bei- 

 den Gesichtsfeld-Hälften die neue Lage des Analysators am Kreise 

 sicherer ermittelt. Das Mittel der Differenzen der jetzigen und 

 vorigen Kreis- Ablesungen an beiden Vernieren giebt wieder die 

 Drehungsgrösse frei von einer allfälligen Excentricität des Kreises 

 und die Kombination mit dem im zweiten dunkeln Quadranten 

 analog bestimmten Drehungswinkel eliminiert die Fehler des 

 drehenden Analysators. 



Strahlenfilter, Will man das Natriumlicht der Gaslampe 

 noch durch ein sogen. Strahlenfilter^) reinigen, resp. homogener 

 machen, so lässt sich ein solches leicht zwischen Lampe und 



>) Pogg, Ann. Bd. 145. S. 259. 



-} Sollte dabei infolge nicht ganz genauer Centrierung der Köhrenachsen 

 und der Linsen das Gesichtsfeld nicht genau durch diese Kante halbiert wer- 

 den, so genügt ein geringes Losschrauben der Fernrohrfassung, um dies zu 

 erzielen. 



') Siehe z. B. H. Landolt, Das optische Drehungsvermögen organischer 

 Substanzen etc. 2. Auflage, Braunschweig, bei Vieweg. 1898, S. 350. 



